Allgemeines. Krystallographie. Krystallphysik etc. -171- 



Mineralogie. 



Allgemeines. Krystallographie. Krystallphysik. Krystail- 

 ehemie. Pseudomorphosen. 



G-. F. Herbert Smith: On a three-circle goniometer. 

 (Min. Mag. 12. No. 56. p. 175—182. London 1899. Mit 1 Taf. ; hieraus : 

 Zeitschr. f. Kryst. 32. 1900. p. 209—217.) 



Dieses Instrument soll die Vorzüge des ein- und zweikreisigen Gonio- 

 meters in sich vereinigen. Es besteht aus: 1. dem horizontalen Kreise A, 

 2. dem verticalen Kreise B und 3. dem dritten Kreise C; A und G müssen 

 rechtwinkelig auf B orientirt sein, können aber zu einander jeden beliebigen 

 Winkel bilden. Die Axen der 3 Kreise müssen wenigstens annähernd 

 durch das optische Centrum hindurchgehen. 



Zur Messung wird der Krystall mit irgend einer Zone parallel der 

 Axe des Kreises G justirt, worauf nun sämmtliche Messungen vorgenommen 

 werden können. 



Bezüglich der genaueren Beschreibung und Gebrauchsanweisung des 

 Instrumentes wird auf das Original verwiesen. 



[Ob ein solches Goniometer die Messung der Krystalle bedeutend 

 vereinfacht, erscheint dem Ref. fraglich, jedenfalls werden die Beobachtungs- 

 fehler dem einfachen Goniometer gegenüber wesentlich grösser werden. 

 Anm. des Ref.] K. Busz. 



D. Albert Kreider: A Method for the Detection and 

 Separation of Dextro- and Laevo-rotating Crystals, with 

 Some Observations upon the Growth and Properties of 

 Crystals of Sodium Chlorate. (Americ. journ. of science. 8. 133 

 —138. 1899. Mit 2 Fig.) 



Verf. hat zum Zwecke der schnellen Unterscheidung rechts- und 

 linksdrehender Krystalle einen einfachen, handlichen Apparat construirt, 

 der aus einer Beleuchtungseinrichtung durch einen Spiegel, aus Polari- 

 sator und Analysator sowie einer über dem Polarisator befindlichen Natrium- 

 chloratplatte besteht, die bei gewisser Stellung des Analysators dem Ge- 



1** 



