366 



Apparates (uncl ahnlicher) bezeiehnet werderi, dass der 

 Èxperimentator an ein ganz bestimmtes, unabànderliches 

 Verhàltniss der Grenzen, zwischen denen die Kôrnerdurch- 

 messer der Schlàmmprodukte liegen, gebunden ist. 



Was den kùrzlich von Dietrich (*) vorgéschlagënen 

 Apparat betrifft, welcher aus i verschieden langën und 

 weiten, sowie verscliieden gegen den Horizônt geneig j 

 ten, cylindrisehen Rôhren besteht, so Will ich hier nieht 

 auf ein.e Erôrterung seiner etwas complicirten, theoreti- 

 schen Verhâltnisse eingehen; ich will nur andeuten, 

 Warum seine Wirkungsweise dem eigentlichen Zweck der 

 Schlàmmanalyse, ein Gemisch in ihrem hydraulischerî 

 Werth nach bestimmt begrenzte Kôrnergruppen zu tren- 3 

 nen, nicht ganz entsprechen kann. 



Stellt ABGD (Fig. 2, TafelVI.) den senkrechten, durch 

 die Achse gelegten Lângsschnitt des Schlâmmraumes ei- I 

 nés solchen geneigten Cylinders, F die Einstrômungs- Und 

 E die Ausflussôffnung dar, so haben also sâmmtliche 

 Schlàmmkôrner eine von der Richtung des Wasserstroms 

 abweichende Bewegungsrichtung, die nach den Formeln 

 (XVII) bis (XX) von v, d und dem Winkel a abhàngig 

 ist. Ist dièse Bewegungsrichtung der Diagonale AC oder 

 einer von A ausgehenden, aber innerhalb des Winkels 

 CAB liegenden Linie, z. B. AS, parallèle so mùssen 

 ohne Ausnahme aile diejenigen Kôrner zurùekbleiben, 

 deren Durchmesser gleich oder grôsser als der diesen 

 Bewegungsrichtungen entsprechende ist; denn aile dièse I 

 Kôrner mùssen auf ihrem Wege an die Seite BC anstos- 

 sen und dadurch an ihrer Weiterbewegung gehindert | 

 Verden. 



Aile diejenigen Kôrner aber, deren Durchmesser klei 2 



(*) Fres. Zeitschr. f. analyt. Ch. V. 295. 186G. 



