367 



ner ist, als der Bewegungsriehlung AG eHtspricht > dereti 

 Weg also einer Linie parallel ist, die von A ausgehend 

 innerhalb des Winkels DAC fàllt, z. B. AH, werden 

 zum Theil fortgefùhrt werden, zum Theil aber auch zu» 

 rùckbleiben. Nimmt man den gùnstigsten Fall an, so 

 sind beim Eintrift des Schlàmmwassers in den Cylinder 

 z. B. in der Schicht ABMN aile Kôrner von irgend einem 

 hydraulischen Werth gleichmâssig von AN bis BM vef- 

 theilt. Ein Korn niln, dessen Durchmesser z. B. der 

 Bewegungsrichtung AH entspricht, wird wohl fortgefùhrt 

 werden, wenn es sich zufâlliger Weise am Anfang des 

 Durchstrômens in oder nahe bei A befindet. Ein ande-^ 

 res aber, ûbrigens von demselben Durchmesser wird, 

 sobald es sich am Anfang hinreichend nah an B befin- 

 det, auf seinem der Linie AH parallelen Wege RQ z. 

 m Q an die Seite BG anstossen und zugleich mit anderen 

 hydraiilisch hÔherwerthigen zur Ruhe kommen, woraus 

 folgt, dass zwischen gewissen Grenzen liegende, hydraii- 

 lisch gleichwerihige Kôrner nicht vollkommen abge-* 

 schlâmmt, resp. angesammelt werden, sondern sich auf 

 mehrere Schlàmmcylinder vertheilen mùssen. 



IV. Conisch-cylindrischer Schlàmmapparat mit 

 Piëzometerrôhre. 



Die Fingerzeige fur den Weg, welcher einzuschlagen ist 

 bei der Construction eines rationellen, den Anforderun- 

 gen der Schlàmmanalyse môglichst vollkommen gerecht 

 Werdenden, auf die Gesetze des hydraulischen Drucks 

 gegrûndeten Apparats ergeben sich einestheils aus der 

 dargelegten Théorie des Schlâmmens, anderentheils aus 

 den Vorzùgen sowohl wie Màngeln der bisher gebràuch* 

 lichen Apparate. 



