368 



Zunachst muss es, um die Beurtheilung des Schlâmm- 

 résultâtes nicht unnôthiger Weise zu compliciren, bei 

 dem senkrecht nach oben gerichteten Wasserstrom sein 

 Bewenden haben. Sodann erscheint fur den Apparat ein 

 conischer Theil nôthig, um dem Kôrnergemisch Gele- 

 genheit zu geben sich zunâcht in seine Bestandtheile 

 ihrem hydraulischen Werth nach zu trennen, und die 

 verschiedenwerthigen Kôrner an den verschiedenen Stel- 

 len des conischen Raumes schwebend und der Schlàmm- 

 thàtigkeit des strômenden Wassers fordauernd ausgesetzt 

 zu erhalten. Dabei soll der Spitzenwinkel des betreffen- 

 den Conus ein môglichst kleiner (etwa 5 — 6°) sein, um 

 die Verlangsamung des Wasserstroms sehr allmâlig ein- 

 treten zu lassen und dadurch localen Strômungen môg- 

 lichst vorzubeugen. Weiterhin erscheint es von Wich- 

 tigkeit, dass derjenige Raum des Schlàmmgefàsses, von 

 dessen Dimensionen zunachst das Résultat abhângig ist, 

 und welcher daher vorzugsweise als «Schlâmmraum» zu 

 bezeichnen ist, auf einer gewissen Lange rein cylindrisch 

 sei, damit die Geschwindigkeit des Wasserstroms, von 

 welcher Ailes abhàngt, eine Zeit lang constant bleibe und 

 wirke. Der Schlâmmraum darf eine gewisse Weite nicht 

 ùberschreiten, weil, namentlich bei geringen Stromge- 

 schwindigkeiten, desto leichter locale Strômungen ent- 

 stehen, je grôsser der Durchmesser des Querschnitts ist. 

 Es ist demnachst fur eine auf wissenschaftliche Genau- 

 igkeit Anspruch machende Bestimmung dessen, was man 

 eigentlich ausfùhrt, unerlàsslich, dass der Apparat mit 

 einer Einrichtung versehen sei, welche eine genaue Mes- 

 sung der in dem Schlâmmraum zur Wirkung kommen- 

 den Geschwindigkeit ermôglicht. Auch soll der Appa- 

 rat, damit der Freiheit des Experimentirens in keiner 

 Weise Zwang angethan wird, es erlauben innerhalb ge~ 



