369 



wisser Grenzen jede beliebige Stromgeschwindigkeit mit 

 Bequemlichkeit und Genauigkeit herbeizufûhren. Endlich 

 soll ùberhaupt seine praktische Handhabung leicht sein. 



Die vollkommene Erfiïllung dieser in erster Linie ste- 

 henden Bedingungen war aber nur môglich unter Auf- 

 gabe der den Nôbel'schen Apparat auszeichnenden, je- 

 doch erst in zweiter Linie stehenden Vorzùge, dass man 

 mehrere Schlàmmprodukte gleichzeitig neben einander 

 erhàlt und im Allgemeinen die eigentliche Schlàmmope- 

 ration in kùrzerer Zeit ausfùhrt. 



Der conisch- cylindrische Schlàmmtrichter, welchen ich 

 fur die Schlàmmanalyse in Vorschlag bringe, ist aus Glas 

 und in Fig. 3, Tafel VI in % natùrlicher Grosse nach 

 einem durch die Achse gelegten Làngsschnitt dargestellt. 

 ABCDEFG biïdet ein Stùck. Der cylindrische Theil BC — 

 der Schlàmmraum — ist 1 Centimeter lang und hat einen 

 inneren Durchmesser von môglichst genau 5 Centimeter. 

 Er soll auf dieser Lange rein cylindrisch sein. 



An ihn schliesst sich der 50 Centimeter lange conische 

 Theil CD an. Es kommt viel darauf an, dass der Durch- 

 messer an seinem unteren Ende bei D im Lichten in 

 keinem Fall grôsser als 5 Millimeter, aber auch nicht 

 kleiner als i Millimeter sei. Gleiche Grosse soll der in- 

 nere Durchmesser in der rein halbkreisformigen Biegung 

 bei DEF haben. 



Die nach oben gebogene Zuflussrôhre FG, die etwa 

 bis dahin reicht, wo der cylindrische Theil des Trich- 

 ters beginnt, kann einen grôsseren Durchmesser haben, 

 dies ist jedoch nicht nôthig; kleiner als 5 bis 4 4 / 2 Mil- 

 limeter im Lichten darf er aber nicht sein. 



Von B an bis zum Halse H verengt sich der Trichter 

 allmâhlig. Es ist gut, wenn der etwa 2 Centimeter lange 



JV» 2. 1867. M 



