371 



die in der Zeichnung auf de m Làngsschnitt projicirt er- 

 scheint, hat ihren Nullpunkt in dem Centrum der Aus- 

 strômungsôfFnung bei K; sie beginnt bei dem 1-sten Cen- 

 timetertheilstrich. Sie ist 



Von I bis 5 Centimtr. in Millimetern 



« 5 « 10 « « V< Centimtr. 



« 10 « 50 « « y 2 



« 50 « 100 « « V, 



Die Lange des Piëzometers wird daher etwas mehr, 

 wie ein Meter betragen. 



Wer einige Uebung am Glasblàsertisch hat, kann sich 

 eine solche Rohre selbst anfertigen und die Theilung von 

 einem genauen Maassstab mit dem Diarnanten (oder sonst 

 wie) auftragen. 



Die angegebenen Dimensionen des Trichters und der 

 Combination von Abflussrôhre und Piëzometer haben 

 sich durch làngeres und sorgfàltiges Ausprobiren als die 

 passendsten ergeben fur die gewohnliche 8 chlâmrn analyse 

 des Bodens. Mit ihnen verfûgt man ûber Geschwindig- 

 keiten im Schlàmmraum von etwa 0,2 Millimeter an 

 bis i Millimeter. Selbstverstàndlich kann man sie nach 

 Bedùrfniss abàndern, und die Abanderung kann einmal den 

 Durchmesser im Schlàmmraum (der jedoch nicht grôsser 

 als 5 cm gewahlt werden darf)oder die Grosse der Ausstro- 

 mungsôffnung unter dem Piëzometer betreffen. Zumeinen 

 Versuchen habe ich mich beispielsweise dreier Schlamm- 

 trichter mit beziehungsweise3V 4 cm , 3 V 4 cm und i l / 2 cm Durch- 

 messer (*) im Schlàmmraum bedient. Ausserdem brauch- 



(') Jn demselben Verhâltnisse, in wechem der Durchmesser im Schlàmm- 

 raum kleiner genommen wird, kann der conische Theil des Trich- 

 ters kiirzer gewahlt werden, da es nur darauf ankommt, dass der 

 Spitzenwickel des Conus nicht grosser wird. 



