372 



te ich 4 Piëzometerrôhren mit verschieden grossen 

 Ausstrômungsôfmungen (*); und verfùgte so ùber aile 

 genau messbaren Geschwindigkeiten, welche zwischen 

 0,02 und 30 Millimetern liegen. 



lm Uebrigen sind aber aile Dimensionen und Formen 

 genau so einzuhalten, wie es angegeben. In gewissen 

 Fàïlen kann eine geringe Abweichung von ihnen den 

 Apparat geradezu unbrauchbar machen. 



In landwirthschaftlichen Laboratorien und ùberall da, 

 wo die Schlàmmanalyse zu den ôfter sich wiederholen- 

 den Arbeiten gehôrt, ist es gut ihr einen besonderen 

 Platz anzuweisen und daselbst eine geeignete Einrich- 

 tung anzubringen. 



Die Einrichtung z. B., deren ich mich bedient habe, 

 besteht, wie die skizzirte Vorderansîcht Fig. 5 und die 

 Seitenansicht Fig. 6. in */ 20 natùrlicher Grosse andeutet, 

 zunàchst aus einem nîedrigen Experimentirtisch von 1 

 Meter Lange, 0,5 Meter Breite und 0,6 Meter oder etwas 

 mehr Hôhe. Auf seiner hinteren Hàlfte steht das fur das 

 Nachflussgefàss A bestimmte Gesiell, welches eine Hôhe 

 von 1,25 bis 1,4 Meter und eine Lange (wie der Tisch) 

 von 1 Meter hat; das obère Tragbrett ist */ 4 Meter breit, 

 Auf letzterem steht das Nachflussgefàss AA, aus welchem 

 das Wasser durch die senkrecht nach unten gerichtete, 

 in einem Hahn H endigende Rôhre BB fliesst; dieselbe 

 ist durch einen Kautschuckschlauch mit dem Schlàmm- 

 trichter G verbunden, welcher durch eine solide, an ei- 

 nem im Tisch befestigten, eisernen Stativ verschiebbare 



(*/ Wenn die Ausstromungsoffnung grosser als 2V 2 bis 3 Milliraeter 

 im Durchmesser wird, kann man nicht gut eine Barometerrohre zum 

 Piëzometer mehr nehmen. Eine Glasrohre von 5 bis 7 Millimeter 

 innerem Durchmesser ist dann am passendsten. 



