374 



2 V 2 Decimeter breit, aber nur 1 Decimeter hoch. Auf 

 dièse Weise fasst es 25 Liter Wasser. Es ist zum Schutz 

 gegen Staub mit einem Deekel ml no versehen, der sich 

 an dem einen Ende aufklappen làsst. Die Klappe hat 

 2 V 2 Decimeter im Geviert. Die Rôhre BB, welche ent- 

 weder fest angelôthet, oder, was sich fur den Trans- 

 port empfiehlt, anzuschrauben ist, befindet sich in der 

 Mitte vorn am Réservoir, geht durch einen entsprechen- 

 den Ausschnitt des Tragbretts und hat etwa 3 Centime- 

 ter im Durchmesser. Der Hahn H soll keine zu kleine 

 Oeffnung haben, g ut eingeschlifïen sein, leicht gehen und 

 mit einem làngeren GrifF versehen sein, uamit sich der 

 Wasserzufluss mit Bequemlichkeit reguliren làsst. Man 

 kann das eiserne Stativ fur die Kl e m me so auf dem 

 Tisch anbringen, dass sich das untere Ende der Rôhre 

 BB daran befestigen làsst, und giebt ietzterer dadurch 

 einen festen Hait. 



Wo man sehr viel Schlàmmanalysen auszufùhren hat, 

 kann man den Tisch, das Gestell und Nachflussgefàss um 

 das Doppelte oder Dreifache verlângern, an dem so ver- 

 grôsserten Nachflussgefàss mehrere mit Hàhnen verse- 

 hene Abflussrôhren (BB) anbringen und durch Aufstel- 

 lung einer entsprechenden Anzahl Schlàmmapparate meh- 

 rere Schlàmmanalysen gleichzeitig neben einander aus- 

 fùhren. 



Zu dieser Schlàmmeinrichtung gehôrt endlich noch 

 ein Sieb (ABCD in Fig. 7 — ein durch die Achse ge- 

 legter Làngsschnitt in */ 2 natùrl. Grosse). Ueber den | 

 Cylinder ABGH aus Zinkblech (Hôhe sowieDurchmesser= j 

 5 Centimeter) ist bei GH als Siebboden ein Messingdraht- 

 netz von einer der feinsten, im Handel vorkommenden 

 Sorten gelegt, welches durch den ûberzuschiel)enden 



