375 



lV 2 Centimeter breiten Ring GDEF in Spannung erhal- 

 ten wird. Die Maschenôffnungen des Drahtnetzes sollen 

 Quadrate darstellen, deren Seite môglichst genau 0,2 Mil- 

 limeter gross sei. Damit in den Zwischenraum zwisehen 

 dem Cylinder ABGH und dem Ring CDEF mit dem Was- 

 ser (') keine Kôrner eindringen und sich festsetzen, ist 

 es gut, den Ring bei EF sowohl (aussen) wie bei HG 

 (innen) ringsherum festzulôthen. 



Beim Nkhtgebrauch bewahrt man den Schlàmmtrich- 

 ter sowie namentlich die Piëzometerrôhre in einem be- 

 sonders dazu angefertigten Etui auf, welches ausserdem 

 noch das Sieb aufnehmen kann. 



V. Verfahren bei Anwendung des conisch- 

 cylindrischen Schlàmmtrichters. 



Jeder Apparat der eben besehriebenen Art erfordert 

 eine Vorprùfung, ehe er in Anwendung gebracht wird. 

 Dieselbe hat zum Zweek, die genaue Relation festzustel- 

 len, welche zwisehen Druekhohe im Piëzometer und Ge- 

 schwindigkeit im Schlàmmraum efTektiv besteht. Bei 

 einer bestimmten Druekhohe im Piëzometer ist die Ge- 

 schwindigkeit des durch den Schlàmmraum strômenden 

 Wassers abhàngig: 1) von dem Durchmesser im Schlàmm- 

 raum und 2) von der Grosse der Ausstrômungsôfïhung 

 unter dem Piëzometer (bei K, Fig 4) Da es nicht wohl 

 in der Hand des Anfertigers liegt, diesen Theilen des 

 Apparates, namentlich der wichtigen AusstrômurigsôfF- 

 nung eine im Voraus ganz genau bestimmbare Grosse 

 zu geben, so muss dieselbe fur jeden Schlàmmraum und 



(*) Es wird unter rasp. mit Uùlfe von Wassur gesiebt, wie — siehe 

 weiterhin. 



