379 



Secunden nach dem Einslellen des Hahns eine absolut 

 unverànderliche ( 4 ) Stellung ein — vorausgesetzt, dass das 

 Niveau im Naehflussgefàss sich nicht àndert. Wird das 

 letztere durch Abfluss einer grôsseren Menge Wasser 

 niedriger, so hat man es durch Reguliren des Hahns voll- 

 kommen in seiner Hand den Druck im Piëzometer con- 

 stant zu erhalten. Nun stellt man unter die Ausstrômungs- 

 ôffnung ein Messgefâss, je nach dem schnelleren oder 

 langsameren Ausfliessen ein grôsseres oder kleineres, 

 und beobachtet auf einer mit einem Secundenzeiger ver- 

 sehenen Uhr die Zeit, welche die Fûllung desselben be- 

 ansprucht. Gesetzt es seine a CC in t Secunden ausge- 

 flossen, so ist die Quantitàt Q, welche in einer Secun- 

 de ausfliesst, 



= -f ce. 



Man konnte sich damit begnûgen zur Prûfung eines 

 Piëzometers 2 solche Bestimmungen auszufùhren, eine 

 bei einer niedrigen Druckhôhe (von 2 bis 3 cm ) und ei- 

 ne bei môglichst grosser (etwa 100 cm ). Damit wûrde 

 man aile erforderlichen Daten haben. 



Ist z. B. bei einer Hôhe = h t eine Quantitàt Wasser 

 = Q,, bei h 2 dagegen Q 2 in 1 Sec. ausgeflossen, so 

 verhàlt sich nach dem theoretischen Ausflussgesetz 



K : h 2 = Q, 2 : Q 2 2 . 

 Nun ist aber von der beobachteten Druckhôhe (h) der 



(*) Nur bei den allerniedrigsten Druckhohen, bei welchen das Heraus- 

 treten des Wassers aus der Âusstioraungsoffnung in îangsam sich 

 foîgenden Tropfen g-eschieht, tritt bei der jedesmaliger» Tropfenbil- 

 dung ein Senken und nach dem Abfallen des Tropfens wiederum 

 ein Heben des Niveaus im Piëzometer ein. Man notirt sich in die- 

 sem Fall die Grenzen, in denen dies Oscilliren stattfindet (siehe 

 Tab. H), fur die Berechnungen aber ist die obère Grenze (der 

 hochste Stand) maassgebend. 



