380 



erwàhnte, von der Capillarattraction etc. abhàngige Theiî 

 C unwirksam. In der Wirklichkeit ist also: 



h-C : h 2 -C = Q, 2 : Q, 2 



Daraus bestimmt sich 



C = ' n ? ®* 2 ' ^ Centimeter, 



wobei h i und h 2 ebenfalls in Cenlirnetern, Q, und Q 2 

 aber in Cubikcentimetern anzugeben sind. 



Je grôsser man in dieser Formel h { und namentlich, 

 je kleiner man h 2 nimmt, desto genauer wird man die 

 Grosse von G bestimmen. Es ist a m besten die niedrig- 

 ste Hôhe zu wàhlen, welche ein genaues Ablesen gestat- 

 tet, d. i. diejenige, bei welcher das regelmàssige Stei- 

 gen und Fallen in Folge des Tropfenfalls eben zu ver- 

 schwinden beginnt; dies wird der Fall sein bei 



h=l cm ,5 oder l cm ,6 oder hôchstens I e ™, 7. 

 Als grôssere Hôhe aber nimmt man etwa 100 c/n . 



Zur Contrôle kann man den Werth von C aus mehr 

 als 2 Druckhôhen und den ihnen entsprechenden Aus- 

 flussquantitàten bestimmen. 



Fur h, wendet man etwa an: i cm ,6, i cm ,S und c 2 cm , \ 

 fur h, aber z. B. 60 cm , 80 cm und 100 cm . Damit kann 

 man 9 Werthe fur G ausrechnen; das Mittel aus ihnen j 

 legt man den weiteren Berechnungen zu Grunde. 



Nimmt man z. B. dièse Hôhen und die ihnen entspre- i 

 chenden Quantitaten aus Tab. J, welche sich aufdas Pië- 

 zometer bezieht, dessen Dimensionen denen des im vori- 

 gen Abschnitt beschriebenen nahe kommen, und in wel- 

 cher die angegebenen Relationen zwischen h und Q sàmmt- 

 lich durch den Versuch bestimmt sind, so berechnen 

 sich folgende Werthe fur C. 



