384 



se der Tropfen ist, wie ebenfalls die genannten For- 

 scher fanden, ausserdem abhângig von dem Krùmmungs- 

 radius der Flàche, an welcher die Bildung stattfindet, 

 weshalb fur jedes Piëzometer besondere Bestimmungen 

 nôthig sein wùrden. Das Volumen der Tropfen (ca. 0,1 

 CC) ist im vorliegenden Fall deshalb so gering, weil 

 der Krûmmungsradius der Glasoberflàche in der Biegung, 

 in welcher am Piëzometer JVo 1 die Ausflussôffnung liegt, 

 in der That etwa nur 2 bis 3 mm betragt (das Volumen 

 eines von horizontaler Ebene abfallenden Wassertropfens 

 betragt nach Guthrie 0,2655 CC). Dièse Bemerkun- 

 gen mogen als beilàufige angesehen werden. Die Noth- 

 wendigkeit, fur die Bestimmung der Geschwindigkeiten 

 im Schlàmmraum zur Tropfenzàhlung Zuflucht zu nehmen, 

 kann nur eintreten bei so niedrigen Geschwindigkeiten 

 (unter mm , 1), wie sie bei der gewôhnlichen Schlàmm- 

 analyse kaum vorkommen. — 



Die Ausfùhrung der Vorprùfungen so wie die Anfer- 

 tigung der Tabelle fur einen einzelnen Apparat bean- 

 spruchen kaum einem Tag Arbeit. Ist dièse erledigt, so 

 steht der Apparat fur jede beliebige Anzahl von Analy- 

 sen zu unmittclbarer Verfùgung. ~ 



Die Ausfùhrung der Schlàmmanalyse selbst geschieht in 

 folgender Weise, Ich habe bei dieser Beschreibung be- 

 sonders den Ackerboden im Auge. Er beansprucht von 

 allen Substanzen,die geschlàmmt zu werden pflegen, diel 

 grôsste Anzahl von Rùcksichten. 



Der Boden, wie er ist, kann nicht unmittelbar zur 

 Schlàmmanalyse genommen werden. Zunàchst dùrfte esl 

 gut sein die zum Schlammen zu verwendende Probe — I 

 30 Grm. der sog. Feinerde, d. i,, des durch ein Siebl 

 mit Lôchern von 3 mm Durchmesser Durchgegangen — I 



