Mineralogische Mittheilungen XII 1 . 



Von 



C. Klein in Berlin. 



Mit 5 Holzschnitten. 



27. Neue Erhitzungsapparate für mikroskopische Untersuchungen. 



Durch die Königliche Akademie der Wissenschaften zu 

 Berlin ward mir für meine Untersuchungen ein completes 

 Mikroskop mit Nebentheilen zur Verfügung gestellt, wie ein 

 solches durch Hrn. Fuess kürzlich in diesem Jahrbuch, 1890. 

 Beil. -Bd. VII. S. 55 — 89 beschrieben worden ist. Es besitzt 

 ausser den erwähnten Nebentheilen einige Vorrichtungen zum 

 Erwärmen der Krystalle, die Hr. Fuess nach den Angaben 

 construirt hat, die ich ihm über den Zweck und die Verwen- 

 dung besagter Apparate mitgetheilt habe. 



Im Ganzen sind zwei Erwärmungsvorrichtungen geplant 

 gewesen. Es nöthigt nur die Kostspieligkeit einer derselben, 

 die Construction einer dritten, sie in der Hauptsache ersetzen- 

 den vorzunehmen. Mit dieser letzteren ist Hr. Fuess zur 

 Zeit noch beschäftigt 2 , die beiden anderen sollen hier beschrie- 

 ben werden. 



a. Erhitzungsapparat für Temperaturen bis zu 450° C. 3 



Dieser Apparat ist darauf berechnet, bei dem Mikroskop 

 in dessen verticaler Stellung angewandt zu werden und haupt- 



1 Aus clen Sitzungsber. d. Kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften 

 1890. p. 703 u." f. mit Genehmigung' der Akademie, sowie Veränderungen 

 und Zusätzen vom Verfasser mitgetheilt. 



2 Herr Fuess hat diese Construction inzwischen vollendet. 



3 Man kann natürlich mit dem Apparat noch höhere Temperaturen 

 X. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1891. Bd. I. ö 



