66 



C. Klein, Mineralogische Mitteilungen XII. 



sächlich zu Untersuchungen im parallelen polarisirten Lichte 

 Verwendung zu linden. 



Zu dem Ende ist .ein länglich rechteckiger Kasten aus 

 dünnem Metallblech und mit ilsbestpappe umkleidet, angefer- 

 tigt worden, dessen einer Theil, von einem Mittelstück an 

 gerechnet, horizontal liegt und dessen anderer nach oben zu 

 aufgebogen ist. Im Mittelstück besitzt der Kasten oben und 

 unten auf der breiten Seite zwei runde Öffnungen und erlaubt 

 der Luft an der schmalen Seite des horizontalen Theils ein- 

 zutreten und den Kasten durch den aufsteigenden Theil zu ver- 

 lassen. Dieser Kasten sitzt verschraubt auf einer die Wärme 

 schlecht leitenden Unterlage, welche auf den Tisch des Mikro- 

 skops passt und es gestattet, dass der Kasten nicht auf dem 

 Metalltische aufliegt, sondern sich, durch seine Unterlage ge- 

 trennt, in gehörigem Abstand von demselben befindet. Hier- 

 durch wird eine zu rasche Erwärmung des Mikroskoptisches 

 vermieden. Da aber der Erhitzungsapparat auf dem durch 

 Mikrometerwerke beweglichen Tische fest aufgesetzt und an- 

 geklemmt ist, so kann er mit diesem durch die Mikrometer- 

 schrauben verschoben werden und gestattet überdies der Tisch- 

 umdrehung mit einem mehr als genügenden Winkel von über 

 135° zu folgen. 



Innerhalb des rechteckigen Kastens befindet sich über 

 dem Loch, was denselben auf seiner Ober- und L T nterseite 

 durchsetzt, eine Glasplatte auf zwei Metallvorsprüngen ruhend. 

 Auf diese Glasplatte wird der Krystall gelegt. Demselben 

 möglichst nahe greift ein Thermometer, welches über dem 

 Quecksilber eine Stickstofffüllung besitzt, hufeisenförmig vor 

 und hinter dem Krystall herum und geht in der Eichtling des 

 aufsteigenden Theils des Kastens in die Scala aus. Dieselbe 

 ist auf der Oberseite des aufsteigenden Theils des Kastens 

 befestigt. Das Thermometer kann bei etwa nothwendig wer- 

 denden, sehr starken Erhitzungen heraus genommen werden. 

 Das obere und untere Loch im Kasten werden durch Glas- 

 platten geschlossen, so dass das Objectiv des Mikroskops und 



erzielen, dieselben aber nur bis 450° C. messen. Nach der Prüfung' des 

 Mitgliedes der physikalisch-technischen Reichsanstalt in Berlin, Hrn. Wiebe, 

 Zeitschrift für Instrumentenkuncle 1890, Juni-Heft, sind die von Hrn. Fuess 

 gefertigten Stickstoff-Quecksilberthermometer bis 450° C. verwendbar. 



