C. Klein, Mineralogische Mittheilungen XII. 



67 



dessen Condensorsystem nicht von der Hitze im Kastenraum 

 leiden. Die Erwärmung" wird durch Gas bewirkt, das auf der 

 dem Thermometerende entgegengesetzten, horizontal liegenden 

 Seite des Kastens durch einen BuNSEN'schen Spaltbrenner, der 

 gegen das Object hin verschoben werden kann , ausströmt \ 

 Eeicht der durch die Leuchtgasflamme erzeugte Wasserdampf 

 nicht für die Zwecke der Beobachtung aus, so kann durch ein 

 über der Flamme mündendes Böhrchen noch solcher von ausser- 

 halb zugeführt werden und wird dann durch den Luftzug mit- 

 geführt, im Kasten vertheilt und tritt an dessen entgegen- 

 gesetzter Öffnung wieder aus. Um endlich die bei etwaiger un- 

 vollkommener Verbrennung gebildeten Gase zu zerstören, bringe 

 man vor der Austrittsöifnung des Kastens eine Flamme an. 



Mit diesem Instrumente lassen sich gradweise bis zur 

 Temperatur von 450° C. und über diese hinaus bei heraus- 

 genommenem Thermometer alle Phänomene bei der Erwär- 

 mung im parallelen polarisirten Lichte sehr schön beobachten. 



Das Mikroskop leidet, wenn für gewöhnlich nicht über 

 450° C. gegangen wird, gar nicht unter der Hitze und der 

 über seinem Ocular mit dem Auge befindliche Beobachter bei 

 kurzer Versuchsdauer auch nicht; bei längerem Beobachten 

 empfiehlt es sich freilich, durch eine Spiegelvorrichtung mit 

 Tubus das Ocular wagerecht einzuführen und das Auge somit 

 von der Wirkung der Hitze zu befreien. 



Befolgt man noch die Vorsicht, am Eintrittsrohr für den 

 Wasserdampf eine Gabelung anzubringen, so dass man nach 

 dem Erwärmen durch ein Gebläse auch kühle Luft eintreten 

 lassen kann , so kann die Vorrichtung zu manchen anderen 

 chemischen und physikalischen Versuchen dienen. 



Vergleicht man diese Vorrichtung mit einer kürzlich von 

 H. Brünnüe in Göttingen verfertigten und in der Zeitschrift 



1 Der Krystall oder die Platte befinden sich danach gegenüber der 

 zugeführten heissen Luft möglichst unter denselben Umständen wie die 

 Thermometerenden. — Um sich zu überzeugen , wie genau dies der Fall 

 ist, kann die Einrichtung getroffen werden, noch ein Thermometer gleicher 

 Güte , wie das jm Kasten befindliche , so einzulassen , dass sein Reservoir 

 genau an die Stelle kommt, wo sich der Krystall befindet; durch Beobach- 

 tung beider Thermometer kann man dann finden, wie gross die Verschie- 

 denheit der Temperatur ist, die in einem gegebenen Momente am Orte des 

 Beobachtungsthermometers und an dem des Krystalls sich zeigt. 



