C. Klein, Mineralogische Mittheilungen XII. 



69 



über einander liegender Platinbleche, die ihrerseits in der Mitte 

 sich verjüngen und ein kleines Loch haben, so eingesetzt wer- 

 den, dass sie, mit Löchern an den Enden versehen, jeweils 

 in die einander zugekehrten Spitzen der Schuhsohlen eingrei- 

 fen. Werden nun die mit entsprechenden Löchern versehe- 

 nen Schuhobertheile auf die Sohlen gesetzt und die die beiden 

 Theile verbindenden Schrauben angezogen, so ist eine leitende 

 Verbindung der beiden Metallplatten auf der Schieferplatte 

 hergestellt. Wäre die Vorrichtung damit vollständig erörtert, 

 so würde sie noch nicht genügend wirken. Nun lässt sich 

 aber noch der eine Ober- und Unterschuh gegen den anderen 

 bewegen und geht, wenn der Druck nachlässt, durch eine 

 Feder zurück. Hierdurch wird es einmal erreicht, dass die 

 Platinbleche stets angespannt sind und das zwischen sie ge- 

 brachte kleine Präparat festhalten, andererseits kann man 

 eben dann, wenn sich die Bleche federnd öffnen, sehr leicht 

 das Präparat einschieben. Um zu verhüten, dass trotz dieser 

 vorhergenannten Vorsichtsmassregel ein vielleicht etwas zu 

 grosses Präparat nicht doch herausgleiten könne, ist das eine 

 (von dem Beobachter abgekehrte) Platinblech auf seiner un- 

 teren Seite rechtwinkelig umgebogen, so dass sich darauf die 

 Platte des Krystalls, wenn sie durchgleiten will, stützen kann. 



Die Wärme wird bei dem Apparat durch eine Thermo- 

 säule nach E. Eaub's Patent 1 (Centraiblatt für Elektrotechnik 

 1888. S. 175) erzeugt. Die nach dem Tische des Beobach- 

 ters hingeleitete Elektricität geht durch einen Rheostat, um 

 deren Wirkung an der Vereinigungsstelle des Stroms regu- 

 liren zu können. Von unten her gesehen muss an dem Er- 

 wärmungsapparat alles, was von Metall ist, sehr ausgearbeitet 

 sein, so dass die Condensorlinsen dicht an die Platte heran- 

 gebracht werden können und doch durch die Metallfassungen 

 derselben keine Stromschliessungen stattfinden. 



Da ein solcher Erhitzungsapparat verhältnissmässig kost- 



1 Die Säule leistet etwa dasselbe, was 5—6 BuNSEN'sche Elemente 

 üblicher Grösse bewirken, d. h. hat eine Stromstärke von 15 Ampere und 

 eine elektromotorische Kraft von 3 Volt. Sie liefert aber im Vergleich zu 

 den BüNSEN'schen Elementen einen sehr constanten Strom und kann im 

 Beobachtungszimmer aufgestellt werden, — Vortheile, die man bei den 

 BüNSEN'schen Elementen nicht hat. 



