In dieser Einstellung des Polarisators bestand die eine Art der vom Verf. 

 ausgeführten Messungen; ausserdem wurde dann nach Entfernung des 

 vierfachen Quarzes derjenige Gangunterschied A gemessen, welcher der Ein- 

 stellung des dunklen Streifens im Compensator auf eine durch ein Faden- 

 kreuz markirte Stelle des Gesichtsfeldes entsprach. Aus diesen beiden 

 Messungen kann man die oben erwähnten Grössen für die zu untersuchende 

 Quarzplatte mittelst ziemlich verwickelter Formeln, die vom Verf. in der 

 citirten früheren Arbeit entwickelt sind, berechnen. — Die Messungen Avur- 

 den mit einem von Füess construirten Spectrometer angestellt , in dessen 

 Beobachtungsfernrohr der Compensator und der vierfache Quarz angebracht 

 wurden. Sie ergaben Resultate, welche mit den untereinander nur wenig 

 abweichenden Ergebnissen der verschiedenen Theorieen (1. von Catjchy, 

 v. Lang (I) und Lommel, 2. von Ketteler, 3. von v. Lang (II) und W. 

 Voigt) befriedigend übereinstimmen, aber keine Entscheidung zwischen 

 den letzteren gestatten. F. Pockels. 



1. Th. Liebisch: Über eine Vorrichtung zur Beobach- 

 tung der äusseren conischen Befraction unter dem Mikro- 

 skop. (Nachr. Ges. d. Wiss. Göttingen. 1888. 124—127.) 



2. A. Schrauf: Über die Verwendung einer Schwefel- 

 kugel z ur Demonstration singulär er Schnitte an der Strah- 

 len fläche. (Ann. d. Phys. N. F. 37. p. 127—141. 1889.) 



1. Der Verf. beschreibt eine einfache Vorrichtung, welche die Beob- 

 achtung der äusseren conischen Befraction unter dem Mikroskop er- 

 möglicht. Dieselbe besteht aus einer unter dem Objecttisch des Mikro- 

 skops angebrachten, senkrecht zur Axe des letzteren verschiebbaren Be- 

 leuchtungsvorrichtung (einem Objectivsy stein mit darunter befindlicher dreh- 

 barer Diaphragmenscheibe s) und einem auf dem Objecttisch befestigten 

 Krystallträger , welcher Drehungen der Krystallplatte in ihrer Ebene und 

 um eine zur Mikroskopaxe senkrechte Axe d gestattet. Die ollere Fläche 

 der Krystallplatte ist von einer Metallplatte c mit einer centralen Öffnung e 

 (von 0.07 mm Durchmesser) bedeckt, Nachdem man die Krystallplatte, 

 die etwa senkrecht zur 1. Mittellinie geschnitten sei, so in den Träger 

 gebracht hat, dass die Ebene der optischen Axen senkrecht zur Axe d 

 steht, und die Beleuchtungsvorrichtung so justirt hat, dass ein Bild b einer 

 Öffnung der Scheibe s auf der unteren Fläche der Krystallplatte entworfen 

 wird, stellt man den Mikroskoptubus so ein, dass man nach Entfernung 

 des Oculars die Öffnung e deutlich sieht. Dann kann man durch Drehung 

 der Krystallplatte um die Axe d erreichen, dass die Verbindungslinie des 

 Bildes b und der Öffnung e einer Strahlenaxe parallel wird, und dass man 

 folglich neben der Öffnung e einen beim Heben des Tubus sich stetig er- 

 weiternden hellen Kreis (den Durchschnitt des austretenden hohlen Strah- 

 lenkegels) erblickt. Mittelst eines über den Tubus gebrachten Nicols kann 

 man sich überzeugen , dass der helle Kreis die für die äussere conische 

 Befraction charakteristischen Polarisationsrichtungen aufweist. 



Die beschriebene Vorrichtung kann überdies zur Demonstration der 



