zwischen einem isotropen Körper und einem Kristall etc. 



63 



Diese Methode besteht darin, den Kristallschliff im kon- 

 vergenten Licht mittels eines Konoskops oder eines Mikroskops 

 zn beobachten. — Ich verlange von einem solchen Instrument, 

 daß die Kondensorlinse einen größeren Brechungsindex habe als 

 der Kristall, so daß alle Strahlen mit dem Brechungswinkel von 

 — 90° von dem Immersionsokular aufgenommen werden können. — 

 Der Kristallschliff liege natürlich auf dem Kondensor vermittelst 

 einer stark brechenden Flüssigkeit (z. B. Bromnaphtalin). Zu 

 diesem Zwecke kann, anstatt eines Konoskops oder eines Mikro- 

 skops, der Refraktometer selbst in Anwendung kommen, mit dem 

 geeigneten Objektiv und Zubehör, wie sie C. Klein oder F. Pearce 

 vorgeschlagen haben 1 . — 



Die Figur, welche man in konvergentem Licht beobachten 

 wird, ist die einer Hyperbel, deren Zweige sich drehen werden 

 um die Pole der optischen Achsen gemäß der Drehung des Prä- 

 parates in seiner Ebene: die Asymptoten der Hyperbel werden 

 immer parallel bleiben zu den orthogonalen Richtungen der beiden 

 Mcols. 



In der Fig. 9 ist die Figur in konvergentem Licht (stereo- 

 graphische Projektion) angegeben für sechs Lagen des Präparates 

 in bezug auf die Hauptrichtungen der Nicols. In No. 1 derselben 

 ist die Ebene der optischen Achsen parallel zu einer Richtung 

 der Nicols; in No. 2 bildet die Spur der Ebene der optischen 

 Achsen 20° mit der Richtung der Nicols ; in Xo. 3 ist das Präparat 

 um 40 gedreht worden in bezug auf die Lage von No. 1 ; in No. 4, 5, 6 

 betragen die Drehungen 70°, 120°, 130°. — Gemäß der Drehung 

 des Präparats von No. 1 bis zu No. 3 nähert sich die Horizontal- 

 asymptote dem Mittelpunkt des Gesichtsfeldes und in der Lage 

 von No. 3 geht sie durch den Mittelpunkt; wenn wir dann die 

 Drehung des Präparates fortsetzen, so entfernt sich die Horizontal- 

 asymptote vom Mittelpunkt des Gesichtsfeldes, während sich die 

 Vertikalasymptote demselben nähert, bis in der Lage der No. 6 



1 C. Klein, Totalreflektometer und Fernrohrmikroskop. K. preuß. 

 Akad. d. Wissensch. Berlin 1902. 653. Zeitschr. f. Krist. 39. 627. - 

 E. Fuess, Katalog No. 132. p. 44. Fig. 63. — H. Rosenbüsch und 

 E. A. Wülfing, Mikroskopische Physiographie etc. Stuttgart 1904. p. 221. 

 — L. Dupärc et F. Pearce, Traite de technique mineralogique et petrogr. 

 Leipzig 1907. p. 410. Fig. 459. — Societe genevoise pour la con- 

 struction cVinstr. phys. etc. Geneve. Katalog 1907. No. 2190-2191. 



