214 



W. Salomoii, Ein neuer Apparat zur Bestimmung 



entsprechen, während 2.457 gefunden worden ist, d. h. die gefundene Zahl 

 weicht nur um 0.064 von der berechneten ab. 



Wie die Verschiedenheiten des specifischen Gewichts zu deuten sind r 

 vermag ich bei meinem ungenügenden Materiale nicht anzugeben; ebenso 

 bin ich nicht in der Lage, mich über etwaige Pseudomorphosen zu äussern. 

 Als Ursache des Schwarzwerdens beim Glühen ist vielleicht die Umwand- 

 lung des in jedem Melanophlogit enthaltenen Eisenoxydes in Schwefeleisen 

 durch die Einwirkung des Schwefelsiliciums zu bezeichnen. 



Wenn die Entstehung des Melanophlogits auch immer noch unauf- 

 geklärt erscheint, so ist es doch nicht undenkbar, dass sich in einer 

 Atmosphäre von Schwefelwasserstoff Umwandlungen vollzogen haben, welche 

 eine Bildung von Schwefelsilicium zur Folge hatten, z. B. durch Einwir- 

 kung von Fluorsiliciumgas auf Schwefelwasserstoffgas. Bei gleichzeitiger 

 Anwesenheit nicht zu grosser Mengen von Wasserdampf konnte sich unter 

 Umständen auchSi0 2 bilden. Ich hebe ausdrücklich hervor, dass ich hier 

 nicht von Wahrscheinlichkeiten spreche, sondern nur von entfernten Mög- 

 lichkeiten, und dass ich nicht die Absicht habe, hier eine Hypothese auf- 

 zustellen. 



Ein neuer Apparat zur Bestimmung des specifischen 

 Gewichts von Flüssigkeiten. 



Von Wilhelm Salomon. 



Mit 2 Holzschnitten. 



München, April 1891. 

 Schon seit längerer Zeit bediente man sich mehrerer Lösungen von 

 besonders hoher Dichte 1 zur Bestimmung des specifischen Gewichts von 

 Mineralien, indem man diese letzteren in der Flüssigkeit zum Schweben 

 brachte und dann durch Ermittelung des specifischen Gewichts der Flüssig- 

 keit auch das der Mineralien direct erhielt. Indessen kam diese Methode 

 erst dann ganz allgemein in Aufnahme, als E. Cohen 2 vorschlug, die Be- 

 stimmung des specifischen Gewichts der Flüssigkeiten mit der von Mohr 

 erdachten und zu dem neuen Zweck von Westphal modificirten Waage 

 vorzunehmen. Dieser Apparat gibt, wie bekannt, in relativ kurzer Zeit 

 Resultate, deren Genauigkeit nicht selten viel grösser ist, als es in anbe- 

 tracht der so oft vorhandenen Verunreinigungen des Untersuchungsmaterials 

 nöthig wäre. Freilich ist auch die MoHR-WESTPHAL'sche Waage nicht 

 frei von Nachtheilen. So ist es z. B. misslich, mit kleinen Metallgewichten 

 unmittelbar neben und über Flüssigkeiten zu arbeiten, welche diese Metalle 

 bei jeder Berührung sofort stark angreifen. Ferner vermindert die unver- 



1 Lösung von Quecksilbernitrat von Graf Schaffgotsch. Kalium- 

 quecksilberjodidlösung von J. Thoulet (dies. Jahrb. 1880. II. -283-; 1882. 

 II. -186-) und V. Goldschmidt (dies. Jahrb. Beil.-Bd. I. 179. 1881). Ba- 

 ryumquecksilberjodid von C. Rohrbach (dies. Jahrb. 1883. II. -186-). 

 Cadmiumborowolframiat von D. Klein (dies. Jahrb. 1882. II. - 189 -). Me- 

 thylenjodid von R. Brauns (dies. Jahrb. 1886. II. -72-; 1888. I. -213 



2 E. Cohen, dies. Jahrb. 1883. H. -87-. 



