216 



W. Salomon, Ein neuer Apparat zur Bestimmung 



dieser Thatsache führen. — Es dürfte daher nicht unerwünscht sein, wenn 

 im Folgenden ein Apparat 1 beschrieben wird, der erstens all die genannten 

 Nachtheile vermeidet und zweitens ausser der Bestimmung des specifischen 

 Gewichts gleichzeitig auch noch die Trennung von Mineralien verschiedenen 

 specifischen Gewichts gestattet. 



Bekanntlich sind die Höhen von Flüssigkeitssäulen, welche in com- 

 municirenden Köhren einander das Gleichgewicht halten, umgekehrt pro- 

 portional ihren specifischen Gewichten. Auf diesem Princip , welches in 

 der Physik vielfach benutzt worden ist 2 , beruht auch die Anwendung des 

 hier zu schildernden Apparates. Die Construction desselben ist aus der 

 Abbildung, sowie aus dem schematischen Durchschnitt auf Seite 215 

 leicht ersichtlich, a, b, a, ß sind ungleich lange, aber gleich weite, 

 mit Millimeterskala versehene cylindrische Röhren, c und y sind gleich- 

 falls cylindrische Röhren, aber von grösserem Durchmesser, der so gewählt 

 ist, dass c den ganzen Inhalt von a -j- \ 7 den Inhalt von a -f- ß aufzu- 

 nehmen im Stande ist. J, g und h sind engere Glasröhren, s und k Gummi- 

 schläuche, d und e in einander eingeschliffene, nach unten verengte Glas- 

 röhren, von denen e, von einem Gummiband nach oben gepresst, die äus- 

 sere Röhre d umgibt. Ein Quetschhahn a und zwei Glashähne m und i 

 schliessen e, e und h. Der ganze Apparat ist an einem Holzgestell mit 

 ebenem, breiten Fuss befestigt. — Da in der Regel die vier Skalen von 

 a, a, b, ß nicht ganz genau gleiche Höhe haben, so bestimmt man zu- 

 nächst ihre Differenz auf folgende Weise. Nachdem man den Fuss des 

 Apparates horizontal 3 gestellt hat, öffnet man den Hahn i und giesst in 

 a (bezw. a) so lange Wasser ein, bis der untere Meniscus fast den höchsten 

 Punkt der Skala in b (bezw. ß) erreicht. Da die Niveau's des Wassers 

 in a und b (bezw. « und ß) gleiche Höhe haben, so erhält man durch Ab- 

 lesung direct den Unterschied der beiden Skalen. Um denselben mit noch 

 grösserer Genauigkeit zu bestimmen, lässt man mehrmals einige Tropfen 

 durch e (bezw. e) ausfliessen, liest von neuem ab und nimmt schliesslich 

 das Mittel aus den einzelnen Bestimmungen. Bei einiger Übung gelingt 

 es übrigens leicht 0.1 mm recht genau zu schätzen, wenn man darauf achtet, 

 dass sich das Auge in der Höhe des Meniscus befindet, oder wenn man 

 eine der zahlreichen, bei der chemischen Titriranalyse benutzten Vor- 

 richtungen 4 zur genauen Ablesung anwendet. 



1 Zu beziehen zum Preise von 22 Mk. von Herrn Glasbläser Götze 

 (Leipzig, Liebigstr., Ecke der Nürnbergerstr.) , der ihn nach meinen An- 

 gaben anfertigt. 



2 Z. B. von Dülong und Petit, Ann. chim. phys. (2.) 7. 124—126. 

 zur Bestimmung der absoluten Ausdehnung des Quecksilbers. 



3 Mit Hilfe einer kleinen Wasserwaage. 



4 Am besten klebt man in die rechte untere Ecke eines quadratischen 

 Stückchens von einem Spiegel einen schwarzen Papierstreifen, in die rechte 

 obere einen weissen, derart, dass sie in einer horizontalen Linie an einander 

 stossen. Man hält' dann den Spiegel hinter die Röhre, bringt Auge, Me- 

 niscus und Spiegelbild des Auges in gleiche Höhe und liest nun den als 

 schwarze Linie auf weissem Grunde erscheinenden Meniscus ab. 



