218 



W. Saloinon, Ein neuer Apparat zur Bestimmung 



Man sieht aus dieser Berechnung, dass ein Fehler von 0.1 oder 0.2 mm 

 bei der Ablesung, einen Fehler von 1 oder selbst 2 Einheiten in der dritten 

 Decünale hervorrufen kann. Will man daher die dritte Decimale sicher 

 genau erhalten, so nrass man die Genauigkeit der Ablesung vergrössern. 

 Es geschieht dies sehr einfach durch Wiederholung der Ablesung nach 

 vorangegangener Veränderung der Flüssigkeitsniveau's. Man kann eine 

 solche auf fünf (bezw. sechs) verschiedene Arten erzielen. 1) Man lässt 

 Wasser durch s ausfliessen. 2) Man lässt etwas von der untersuchten 

 Flüssigkeit durch e austreten. 3) Man bläst ein wenig Luft durch i ein. 

 4) Man lässt Luft durch i ausströmen. 5) Man giesst Wasser in a zu, 

 und 6) kann man, falls man noch etwas von der Untersuchungsflüssigkeit 

 in gleicher Concentration besitzt, auch hiervon einige Tropfen in a hinzu- 

 fügen. In jedem der sechs Fälle ändern sich alle vier Niveaus gleichzeitig 

 und stellen sich ausserordentlich schnell in der neuen Gleichgewichtslage 

 ein. Man hat also zahlreiche Mittel, um die Daten der Ablesung beliebig' 

 oft. und bequem zu verändern und kann daher durch Wiederholung der 

 Ablesung auch ihren Fehler beliebig verkleinern. Von den sechs ange- 

 gebenen Methoden zur Änderung der Niveau's sind besonders die dritte 

 und vierte zu empfehlen, weil bei den durch sie bedingten starken Schwan- 

 kungen der Flüssigkeitssäulen eine etwa vorhandene ungenügende Mischung 

 der Flüssigkeiten leicht wahrzunehmen ist. Man controlirt auf diese Weise 

 also nicht nur die Genauigkeit der Ablesung, sondern auch gleichzeitig 

 die Genauigkeit des ganzen Versuches. Übrigens erhellt aus der oben 

 gegebenen Berechnung auch noch die Thatsache, dass man die Säule der 

 untersuchten schweren Flüssigkeit nicht gar zu klein wählen darf, da sonst 

 allerdings Ablesungsfehler das Besultat erheblich beeinflussen könnten. 



Soviel ist über das Verfahren bei der einmaligen Bestimmung des 

 speciüschen Gewichts einer Flüssigkeit zu sagen. 



Will man nun aber das specifische Gewicht einer Flüssigkeit in ver- 

 schiedeneu Concentrationsgraden bestimmen, was man dann thun wird, wenn 

 man die speciflschen Gewichte einer Beihe von Mineralien ermitteln will, 

 die man nach einander in der Flüssigkeit zur Suspension bringt, so handelt 

 es sich darum . die Verdünnung der Lösung in dem Apparat selbst vor- 

 zunehmen. Dies geschieht in folgender Weise. Man bringt zunächst 

 Lösung von genügender Dichte in die Bohren a und b, wirft dann die 

 betreffenden Mineralstückchen hinein und verdünnt nun allmählich durch 

 Zusatz von Wasser oder, besser noch, verdünnter Lösung. Man bedient sich 

 dabei eines Bührers, der aus einem hinreichend langen Glasstab mit scheiben- 

 förmigem Knopf am unteren Ende besteht, Ist der Durchmesser des 

 Knopfes so gewählt, dass er nicht sehr erheblich kleiner als der der Glas- 

 röhre ist, so macht es gar keine Schwierigkeiten, in kürzester Zeit eine 

 vi iiiständige Mischung der in der Bohre a befindlichen Flüssigkeit zu er- 

 zielen. Schwieriger ist es anscheinend dasselbe mit der Flüssigkeit im 

 Schenkel b zu erreichen. Aber auch hier geht es sehr leicht, wenn man 

 durch Einblasen von Luft in i das Niveau in b so sehr wie nur irgend 

 möglich herabdrückt und dann durch weiteres Blasen Luft durch die 



