des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten. 



219 



Flüssigkeit hindurchtreibt. Bei einiger Übung gelingt es mühelos , durch 

 Combination von Kühren und Blasen in kürzester Zeit die Mischung voll- 

 ständig durchzuführen Nur bei besonders unvorsichtigem, übermässig* 

 starkem Blasen kann es vorkommen, dass die in a aufsteigende Luft die 

 Flüssigkeit vor sich hertreibt und verschüttet. Zu beachten ist, dass durch 

 das Einpressen von Luft ja auch die Wassersäule auf der linken Seite des 

 Apparates in Bewegung gesetzt wird. Will man daher verhindern, dass 

 die Luft nach links durch das Wasser anstatt durch die Untersuchungs- 

 flüssigkeit entweicht, so muss man entweder die Köhre « oben mit der 

 Hand schliessen, oder man muss die Wassersäule hinreichend vergrössern. 

 Es ist übrigens noch hervorzuheben, dass es selbst durch sehr starkes 

 Blasen und Bühren nicht gelingt, die in dem unteren Teil des Zapfens d 

 befindliche Flüssigkeit mit der übrigen vollständig zu vermischen. Es 

 entsteht aber dennoch dadurch kein Fehler, weil ja der Zapfen symmetrisch 

 zu den beiden Schenkeln liegt und seine concentrirtere Lösung während 

 der Dauer eines Versuches nur in sehr geringer Menge und auch dann 

 stets beiden Schenkeln gleichmässig durch Diffusion mittheilt. Es ist daher 

 durchaus unnöthig, eine Correctur dieses scheinbaren Mangels zu ver- 

 suchen. Will man es aber doch thun, dann kann man den „todten Kaum" 

 des Zapfens bei all den Flüssigkeiten, welche durch Quecksilber nicht zer- 

 setzt werden 1 , mit diesem letzteren erfüllen, bei den übrigen aber durch 

 Öffnen des Hahns unmittelbar vor der Ablesung- von der zu concentrirten 

 Lösung befreien. 



Hat man auf diese Weise die Untersuchungsflüssigkeit bis zur ge- 

 wünschten Concentration verdünnt und eine gleichmässige Mischung erzielt, 

 so öffnet man i und lässt so viel Luft entweichen, bis das Niveau der 

 Flüssigkeit in b denjenigen Punkt der Skala erreicht, welcher für die Ab- 

 lesung am geeignetsten erscheint. Man liest dann ab, controlirt den Ver- 

 such und verdünnt wieder. Das eben noch schwebende Mineralstückchen 

 sinkt zu Boden, und man verdünnt nun so lange, bis das nächste Mineral 

 zum Schweben kommt. Man kann auf diese Weise nach einander beliebig- 

 viele Versuche machen, wird aber die Vorsichtsmaassregel beachten müssen, 

 nicht zu viele Stückchen auf einmal in die Flüssigkeit einzuführen , um 

 nicht die Genauigkeit der Ablesung zu verringern 2 . Zweckmässig ist es, 

 zwei Rührer mit Scheiben von etwas verschiedenem Durchmesser anzu- 

 fertigen, weil es sonst vorkommt, dass Mineralstückchen von bestimmter 

 Grösse sich bei den Bewegungen des Bührers zwischen diesen und die Glas- 

 röhre klemmen. 



1 Z. B. bei der T-HouLET-GoLDSCHMiDT'schen Flüssigkeit. 



2 Eine grössere Anzahl von Bestimmungen des specifischen Gewichts 

 von Mineralien, ausgeführt mit dem oben beschriebenen Apparat, ergaben 

 Resultate, welche mit denen einer guten MoHR-WESTPHAL'schen Waage 

 fast in allen Fällen bis in die dritte Decimale genau übereinstimmten. Es 

 wird dadurch bewiesen, dass auch die stete Berührung der Flüssigkeit mit 

 der feuchten Luft der Röhre c keinen erheblichen Einfluss auf die Resultate 

 ausübt. Der von mir benutzte Apparat befindet sich jetzt im Besitz des 

 mineralogischen Museums der Universität Leipzig. 



