Briefwechsel. 



Mittheilungen an die Redaction. 



Ein neuer Erhitzungsapparat für das Reflexionsgoniometer. 

 Von R. Fuess in Berlin. 

 Mit l Holzschnitt. 



Berlin, October 1889. 



Um die Änderung der Flächenwinkel krystallisirter Körper mit Hilfe 

 des Reflexionsgoniometers bei verschiedenen Temperaturen mit Sicherheit 

 messen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: 



Es muss erstens der Krystall auf eine in der Eegel sehr hohe Tempe- 

 ratur gebracht und in dieser eine Zeitlang erhalten werden können ; auch 

 muss diese Temperatur mit Sicherheit messbar sein. 



Zweitens darf die Wärmequelle keinen nachtheiligen und unbestimm- 

 baren Einfluss auf das Goniometer ausüben. 



Endlich muss der Erhitzungsapparat bequem zu handhaben und jede 

 für die Messung erforderliche Operation ohne Umstände ausführbar sein. 



Diese Bedingungen erfüllte der von mir vor 15 Jahren construirte 

 Apparat, mit welchem Herr J. Beckenkamp seine bekannten Messungen 

 am Adular . Gyps und Anorthit ausgeführt hat , in nicht genügender 

 Weise. Obwohl mir die Mängel desselben wohl bekannt waren, und es 

 mir an Aufforderungen , die Oonstruction des Apparates zu verbessern, 

 nicht fehlte , so entbehrte ich bislang doch der Zeit zur Vornahme einer 

 gründlichen Umgestaltung. Inzwischen construirte Herr J. Beckenkamp 

 einen Erhitzungsapparat, den er im Tageblatt der Xaturforscherversamm- 

 iung zu Strassburg 1885 erläuterte. Beckenkamp trieb Luft, die in einem 

 besonderen Gelasse erhitzt wurde , vermittelst eines Gebläses durch Zu- 

 leitungsröhren, welche lange, mit Öl gefüllte Wannen durchsetzten, in 

 den mittleren Raum des Apparates hinein. Zur Verhinderung allzu star- 

 ker Ausstrahlung war dieser Raum mit doppelten W T änden hergestellt und 

 wurde oben durch ein ebenfalls doppelwandiges Ölgefäss, welches den Deckel 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1890. Bd. I. 11 



