R. Fuess, Neuer Erhitzungsapparat für das Reflexionsgoniometer. Iß3 



ist als Zuleiter für die Wärme je ein langer Kupferstab BB fest einge- 

 schraubt, dessen äusserstes Ende erhitzt wird. Kugel und Stäbe sind dick 

 mit Asbest bewickelt, und um diese Substanz ist noch eine Lage dicken Woll- 

 stoffes gelegt. Um dieser Bewickelung von schlecht wärmeleitenden Stoffen 

 einigen Halt zu geben, ist das Ganze mit einem Mantel von dünnem Messing- 

 blech umgeben, aus welchem nur die der Flamme ausgesetzten Enden der 

 Kupferstäbe hervorragen. Letztere tragen je ein eisernes Brennrohr zum 

 Schutze der Flamme gegen Luftzug. Zur Abhaltung der strahlenden Wärme 

 der Brennrohre gegen das Goniometer sind an dem messingenen Umschluss- 

 mantel je zwei halbcylinderförmige Schirme ss von polirtem Nickelblech 

 befestigt. Dieselben erfüllen ihren Zweck so vollkommen, dass selbst bei 

 stundenlangem Erhitzen die äusseren dem Goniometer zunächst liegenden 

 Schirme noch ziemlich kalt bleiben. Der quer über das Goniometer rei- 

 chende Erhitzungsapparat, dessen isolirende Umhüllung immerhin noch ziem- 

 lich warm wird, ist nach unten von einem frei hängenden Blechmantel M 

 theilweise umschlossen, welcher sich nicht mehr so erheblich erwärmt, dass 

 ein nachtheiliger Einfluss auf das Instrument zu befürchten wäre. 



Der Kr y stallhalter K hat eine von den bisher angewandten gänz- 

 lich abweichende Form. Auf einer kleinen runden Messingscheibe sind zwei 

 um Gelenke drehbare Stahlplatten pp so aufgesetzt, dass sie sich wie die 

 Arme einer Scheere gegen einander bewegen und durch eine Schraube zu- 

 sammenpressen lassen. In die Flächen der Stahlplatten ist regellos eine 

 grosse Anzahl kleiner Löcher gebohrt, in welche sich dünne Drahtstiftchen 

 einstecken lassen. Je nach der Gestalt und Grösse eines einzuspannenden 

 Krystalles steckt man in drei oder mehr dieser Löcher die Drahtstifte so 

 ein , dass beim Zusammenpressen der Scheeren der Krystall in passender 

 Lage von den Drähten gefasst wird. Die Messingscheibe, auf welcher die 

 Scheerenklammern sitzen, bildet den Verschluss einer hohlen Kugelschale, 

 die in einem entsprechend ausgeschliffenen Glasschälchen eingelagert ist 

 und in diesem sich mit Reibung drehen und kippen lässt. Der Stiel des 

 Glasschälchens ist hohl und birgt eine Spiralfeder, welche an ihrem einen 

 Ende mit einer Scheibe fest verbunden ist, die im Innern der Kugelschale 

 gleiten kann, so dass letztere in jeder Lage, "welche man derselben gibt, 

 durch den Federzug testgehalten wird. In dieser Verbindung und Lage- 

 rung lässt sich die Kugelschale um relativ grosse Winkel allseitig bewegen 

 und gestattet eine grobe Vor-Justirung des Krystalls, dessen feinere Aus- 

 richtung bekanntlich mit der Justir- und Centrirvorrichtung des Gonio- 

 meters bewirkt wird. 



Die Anwendung des Erhitzungsapparates geschieht in folgender Weise : 

 Man spannt den gläsernen Krystallträger K in eine zugehörige Hülse h, 

 die an der Centrir- und Justirvorrichtung des Goniometers befestigt wird, 

 so ein, dass der Glasstiel annähernd centrirt ist und orientirt den Krystall, 

 so gut dies durch Kippen der Kugelschale erreicht werden kann. Alsdann 

 nimmt man den Halter wieder heraus und bringt nun den Erhitzungs- 

 apparat in passende Lage zum Goniometer, indem man u. a. auch durch 

 die Öffnung des abgenommenen Deckels hindurch visirend sich überzeugt. 



11* 



