164 Fuess, Neuer Erhitzungsapparat für das Reflexionsgonionieter. 



dass der Apparat eentriseh über der Axe des Goniometers stehe. Mit einer 

 geeignet construirten Pincette ergreift man nun den Krystallträger an dem 

 Rande des Glasschälchens und führt ihn von oben in die Kupferkugel ein. 

 In letzterer ist eine durchbohrte Schieferplatte lose eingelegt, durch 

 welche der gläserne Stiel geführt werden muss. Die kugelförmige Ver- 

 dickung des Glasstieles passt locker in die Bohrung der Schieferplatte und 

 bildet zugleich hier den Verschluss der Durchführungsstelle , während die 

 der Kugelwandung des Erhitzungsapparats sich stets anschmiegende Schiefer- 

 platte die weite Öffnung des letzteren verschliesst. Eine Ableitung der 

 Wärme des Krystalls durch die mit demselben in unmittelbarer Berührung 

 stehenden Theile ist durch den die Wärme schlecht leitenden Glasstiel und 

 durch den Verschluss mit der Schieferplatte auf ein möglichst geringes 

 Maass zurückgeführt. 



W T enn ich mich veranlasst sah. das frühere Princip der Erwärmung 

 des Luftbades durch erhitzte metallische Leiter wieder anzuwenden, so 

 erscheint es geboten, auf die wesentlichen Unterschiede hinzuweisen, welche 

 den neuen Apparat vor dem älteren Modell auszeichnen. 



Erstens bestand der ältere Apparat aus Messing, ein Material, wel- 

 ches die Wärme um das Vierfache schlechter leitet als Kupfer. Zweitens 

 waren die Zuleiter der Wärme Röhren, welche direct in das Luftbad 

 mündeten, und die Erhitzung desselben geschah demnach nicht nur durch 

 die leitende Wärme des Metalls, sondern auch durch die besonders an den 

 Enden der Röhren sehr hoch erhitzte Luft selbst. Wenn in der Mitte des 

 Luftbades 200° Wärme erzeugt werden sollten, so mussten die Enden in 

 Rothglühhitze versetzt werden , und es entstanden . wie Beckenkamp sehr 

 zutreffend bemerkt, in ganz kurzen Intervallen so starke Abstufungen der 

 Temperatur, dass der Zweifel an der Übereinstimmung der Temperatur des 

 Krystalles mit derjenigen der Thermometer wohl gerechtfertigt war ; endlich 

 besass der Apparat keine schützende Umhüllung gegen die Ausstrahlung. 



Wenn ferner bei dem neuen Apparat die Verschiedenheit der Tempe- 

 ratur der massiven kupfernen Zuleitungsstäbe zwischen den Enden und der 

 Mitte auch noch sehr gross sein wird, so übt derselbe doqk auf die Luft 

 des Bades keinen unmittelbaren Einfluss. Denn die Stäbe enden zunächst in 

 den an die Kugel angelötheten Schalen und die Wärme geht von den Rän- 

 dern derselben in einer weiten ringförmigen Vertheilung auf die Wand des 

 Luftbades über. Bei der ausgezeichneten Leitungsfähigkeit des Kupfers 

 und der relativ grossen Metallmasse der Kugel ist man wohl zu der An- 

 nahme berechtigt , dass der Ausgleich der zugeführten Wärme sich rasch 

 vollzieht, sodass, praktisch genommen, die Kugel sich gleichmässig er- 

 wärmen wird. 



Bei Anwendung zweier gewöhnlicher Bunsenbrenner steigt die Tempe- 

 ratur des Luftbades bis nahe an 300° und hält sich in dieser Höhe an- 

 dauernd konstant. Geringe Schwankungen von wenigen Zehnteln eines 

 Grades, die aber nur in längeren Perioden auftreten, können ihre Ursache 

 in kleinen Änderungen des Gasdrucks oder in veränderter Temperatur der 

 Umgebimg haben. 



