stiche del bismuto ottenuto per fusione sono state determinate da Voigt ( L ) 

 e da Griineisen ( 2 ); e poiché i valori forniti da quest'ultimo, assoggettando 

 il bismuto a forze deformatrici piccolissime, presentano la più grande atten- 

 dibilità, non ho stimato necessario eseguire nuove determinazioni in proposito, 

 avendo di mira in questo primo studio una ricerca d'indole qualitativa. 



Dispositivo sperimentale. 



Per la misura della variazione di resistenza elettrica del bismuto, si 

 usò il metodo del ponte; il galvanometro impiegato era un Hartmann e 

 Braum (sensibilità 1,2 X IO -7 ), la pila un elemento Danieli. Il bismuto 

 usato proveniva da Kahlbaum, era ridotto in fili e presentava notevole pa- 

 stosità e fragilità. 



Il filo in esame, sospeso verticalmente, è serrato all'estremo superiore 

 da un morsetto fissato ad una mensola metallica infissa al muro ed isolato 

 elettricamente mediante lamine di ebanite. L'estremo inferiore libero, porta 

 un serrafili al quale è saldato un filo di rame, che forma contatto col mer- 

 curio contenuto in un pozzetto, scavato in un blocco di paraffina. Due fili 

 di rame del diametro di 4 mm. collegano coi serrafili del ponte il morsetto 

 superiore ed il pozzetto a mercurio. 



Nelle misure della resistenza, si potevano apprezzare i centomillesimi 

 del valore totale; ma, perchè l'approssimazione non riuscisse illusoria, il filo 

 di bismuto veniva opportunamente protetto dalle variazioni di temperatura 

 ambiente, circondandolo con un involucro di cartone a scomparti di sughero 

 e rivestito all'esterno di stagnola. La temperatura del filo era indicata da 

 un termometro che dava direttamente i ventesimi di grado, e che aveva il 

 bnlbo nella immediata vicinanza del filo. Per la misura degli allungamenti 

 si è ricorso al metodo che ha fatto buona prova nelle ricerche dei tìsici 

 giapponesi, di valutare cioè le rotazioni di un cilindretto (di ebanite, nel caso 

 mio) sul quale poggiava leggermente il filo di bismuto, e la rotazione si è 

 misurata col noto sistema dello specchio e della scala. Una divisione della 

 scala, collocata a 3350 mm. dal filo, corrisponde ad una variazione di lun- 

 ghezza di 0,0015 mm., essendo il raggio del cilindretto di mm. 5,033. 

 L'adottare tale dispositivo implica delle limitazioni in quanto che si è costretti 

 a far variare gradualmente il carico tensore, mercè l'efilusso di un liquido 

 in apposito recipiente legato al filo; e, per evitare un forte carico iniziale, 

 si deve compensare coti una spinta, il peso del serbatoio. Si è ricorso a tal 

 uopo a due galleggianti di sughero paraffinato, fissati con aghi di acciaio ai 

 lati di un telaino leggero di legno, al quale è assicurata una provetta di 



('i W. Voigt, Wied. Ann. 48, pag. 674, an. 1893. 

 ( 2 ) Griineisen, Ann. d. Phys., 22, pag. 801. an. 1907. 



Rendiconti. 1920. Voi. XXIX, 1° Sem. 7 



