guisa che l' indice a lettura diretta, H, oscilli liberamente intorno allo zero. 

 Poi si comincia a fare il vuoto, osservando sia H, sia l'indice luminoso 

 a 12 metri. Si scorge sempre in tale operazione, un progressivo spostamento 

 dello zero, dovuto, in massima parte, al non uniforme sprigionamento di 

 vapori dalla superfìcie del giogo, della sfera e dei loro attacchi. Si segue 

 tale fenomeno, cercando di riportare l'indice H a zero, col cavalierino; e 

 quando, dopo qualche ora, si è riusciti in ciò, si lascia il giogo abbassato 

 la pompa funzionante, possibilmente anche durante la notte. Dopo circa 24. 

 ore. si osserva ancora lo zero e se ne correggono gli spostamenti; alla fine, 

 esso acquista una posizione sufficientemente stabile, ma mai del tutto fissa. 

 Osservando le oscillazioni della bilancia, si constata uno spostamento pro- 

 gressivo, di solito non inferiore a circa 5 mm per ora, sulla scala a 12 metri, 

 verso l'alto oppure verso il basso. Ciò è dovuto sia a variazioni dello stato 

 superficiale del giogo, sia (e più probabilmente) a perturbazioni termome- 

 triche. Ma, così ridotta, la instabilità dello zero non ha alcuna influenza 

 sulle misure. 



Se il funzionamento della pompa viene interrotto, per ragioni di pru- 

 denza, nelle notti in cui non si lavora, ciò non deve mai accadere durante 

 il corso delle osservazioni; basta infatti la variazione di pressione sino ai '/io 

 di mm. massimi, che l'apparecchio raggiunge se abbandonato a sè, per mo- 

 dificare anche di molto la posizione di riposo; ciò è una conseguenza di 

 variazioni nello stato superficiale del giogo, piuttosto che nell'equilibrio delle 

 varie spinte. Ora, per quanto si è detto, non è opportuno di lavorare con 7 /io 

 di mm. di pressione, potendo le variazioni di temperatura, indotte dalla pre- 

 senza del mercurio in U, esercitare qualche influenza: per cui è sempre 

 consigliabile, prima di iniziare una serie di esperienze, di mettere in fun- 

 zione permanentemente la pompa già da qualche ora. 



Perturbazioni sensibili sulla bilancia esercitano le scosse meccaniche. 

 Quantunque il pavimento della stanza di esperimento sia costituito da so- 

 lidissime vòlte reali, ed i muri del fabbricato sieno assai spessi, tremolìi 

 provenienti, più che altro, dalle vie cittadine circostanti, si trasmettono fa- 

 cilmente all'indice luminoso. Essi si palesano, di solito, con la sparizione 

 della nettezza dei bordi dell'immagine; questi cominciano rapidamente ad 

 oscillare con escursioni talvolta di o o 4 min. Il fatto è ili solito causato 

 dal passaggio dei trams elettrici, o dei carri pesanti. Ora. tali scosse pos- 

 sono disturbare in diversa guisa le misure: nel caso meno sfavorevole, il 

 .giogo può perdere parte della sua energia cinetica, e le oscillazioni vengono 

 più o meno smorzate. Questo fatto non avrebbe per conseguenza che la perdita 

 della lettura immediatamente successiva. Ma avviene più facilmente che 

 quelle scosse occasionino anche un sensibile spostamento della posizione di 

 riposo della bilancia; ciò deve essere dovuto ad una modificazione dell'as- 

 sestamento molecolare del giogo, o del modo di appoggio dei tre coltelli 

 della bilancia. 



