inconveniente; ma occorre che esso sia corto e rettilineo, al fine di evitare 

 l'altro della progressiva sua deformazione. 



Con tali avvertenze, alla distanza di 12 metri dalla bilancia, si può 

 ancora apprezzare sulla scala millimetrata, ad occhio nudo o meglio con una 

 lente di ingrandimento, e con sufficiente sicurezza, il decimo di millimetro 

 di spostamento del raggio luminoso. 



Perturbazioni calorifiche. — La bilancia descritta, con la sua custodia, è 

 rivestita da un triplice involucro di grosso tessuto di pelo di camello, allo scopo 

 di ridurre gli eventuali squilibri di temperatura fra i bracci del giogo. Squi- 

 libri nocivi non sono da temersi per la presenza o l'assenza del mercurio 

 nel recipiente U. Infatti, ancorché le particelle residue di aria, esistenti intorno 

 alla sfera di piombo m, variassero di temperatura (e ciò per conduzione a 

 traverso l' involucro V, il cuscinetto sferico di aria e l'altro involucro V), 

 tali variazioni sarebbero senza influenza apprezzabile. 



Alla pressione, certamente non superiore ad un decimo di millimetro 

 di mercurio, un grado centigrado produce una variazione di spinta, su m, 

 7600 volte più piccola che non a pressione ordinaria, e cioè: 



4 , 0.0013 



8' 3 'iTS^^^ ' 000 - 000 ' 71 - 



Ma un grado centigrado di squilibrio è cosa eccessiva; al più quello 

 squilibrio può forse raggiungere Vio di grado, il che farebbe una variazione 

 di spinta di mg. 0,0001 circa, cioè dieci volte meno del limite di precisione 

 ricercato. Effettivamente poi, ancorché quello squilibrio si avesse a manife- 

 stare, non è probabile che nei cinque minuti primi, circa, del corso di una 

 esperienza (vedi appresso) l'ambiente quasi vuoto, in cui si trova la sfera di 

 piombo, abbia potuto cambiare di temperatura. 



La stanza di esperimento, tenuta con le imposte chiuse, ha una tem- 

 peratura che non varia, nel corso della giornata, per più di due gradi; nei 

 mesi estivi, questa variazione è, per l'assenza dei caloriferi, ancora minore. 

 Inoltre, anche per evitare perturbazioni maggiori, il posto di osservazione 

 e di comando delle esperienze (situato, come più volte si è detto, a 12 metri 

 dalla bilancia) si trova in una stanza separata: i raggi di luce del controllo 

 dei livelli del mercurio e del giogo, vi arrivano attraverso una fenditura, 

 praticata in uno spesso muro divisorio. Perturbazioni, per il lieve calore 

 generato dalle due lampadine elettriche che formano i raggi luminosi riflessi 

 dagli specchi S ed S', non sono da temersi ; al più, può avere qualche lieve 

 influenza il calore del raggio incidente su S, situato sul giogo; ma in ogni 

 caso essa è assai regolare, e, con osservazioni incrociate, può con tutta sicu- 

 rezza essere eliminata dal computo dei fenomeni da constatare. 



Instabilità dello zero. — Quando tutto l'apparecchio è pronto a funzio- 

 nare, si comincia ad equilibrare il giogo, regolando i pesi F (fig. 4) in 



Rendiconti. 1920, Voi. XXIX, 1° Sem. 4 



