intorno per uscire per i due tubetti U nella base inferiore della scatola. 

 Si otteneva che la superficie superiore del tappo di zolfo si mantenesse in 

 buone condizioni di isolamento anche quando nella cassa circolava dell'aria 

 satura, col porre vicino ad essa due pezzetti di sodio infissi a due aghi, che 

 penetravano nell' interno per due tubetti laterali, come si vede dalla figura. 

 Del resto la disposizione della cassa era tale, come si vede dall' ispezione 

 della figura, che chiudendo i tubetti che mettevano sulla superficie dello 

 zolfo e se c' era dell' aria secca inizialmente nella scatola, facendo poi cir- 

 colare dell'aria satura di vapore acqueo, questo non poteva guari giungere 

 alla superficie dello zolfo, se non per diffusione. Ed operando in fatti colle 

 cautele, che diremo in appresso, potemmo sopprimere i due pezzetti di sodio. 



L' elettrometro del tipo Bjerknes è costituito da due dischi metallici pa- 

 ralleli verticali sorretti da sostegni di zolfo ; fra i dischi una laminetta ver- 

 ticale di alluminio a 45° sospesa ad un lungo e sottilissimo filo di quarzo 

 e munita di uno specchio per la misura delle deviazioni. Il tutto rinchiuso 

 in una scatola metallica al suolo e sul fondo una vaschetta ripiena di acido 

 solforico concentrato. Uno dei dischi era in comunicazione metallica col piat- 

 tello P dell'apparecchio di evaporazione mediante un filo passante per un 

 tappo di paraffina: l'altro disco al suolo. 



Costanti dell' apparecchio e modo di sperimentare. La portata della 

 corrente d'aria sia secca, sia satura, fu costantemente mantenuta a 2 litri 

 e mezzo al minuto primo. L'aria secca passata nell'apparecchio, quando il 

 piattello era privo di acqua abbandonò, nello spazio di due ore, in due tubi 

 di cloruro di calcio posti all' uscita dopo i tubetti U U, 16 milligrammi di 

 acqua e quando invece il piattello conteneva acqua, milligrammi 610. Questo 

 dato dimostra sia il grado di siccità dell' aria adoperata, sia 1' entità della 

 evaporazione. 



Le indicazioni dell'elettrometro corrispondevano, nei limiti in cui ope- 

 ravamo, alla relazione: 



n = 1,4 V 2 



in cui n è il numero di millimetri di spostamento al reticolo del cannoc- 

 chiale, con scala a 2 metri dallo specchio, V il potenziale in volt. 



La capacità relativa dell'elettrometro rispetto all'apparecchio di evapo- 

 razione fu determinata coll'aiuto di una capacità ausiliaria, di cui non im- 

 portava conoscere il valore. Il risultato di due serie di misure ci condusse 

 alla conclusione che la capacità dell'elettrometro era molto approssimativa- 

 mente eguale a quella del piattello. 



A questo punto vogliamo aggiungere che constatammo con molta cura 

 che la corrente di aria di per sè non aveva alcuna azione di elettrizzazione 

 sul piattello. 



Il modo di operare era il seguente : Al principio di ogni serie di misure, 

 chiusi i rubinetti U Q ed aperti quelli che mettevano sul tappo di zolfo, si 



