— 28 — 



che questo accada nel primo istante, allora il sale resterà carico positiva- 

 mente e la soluzione negativamente, in modo che, ritardandosi il movimento 

 degli ioni negativi e accelerandosi quello dei positivi, le loro velocità si 

 uguaglino. 



Indichiamo con A [ B la differenza di potenziale tra A e B, intendendo 

 quanto al segno, che, se scriviamo per esempio A | B = 1 Volt, si voglia dire 

 che A è elettropositivo di un Volt rispetto a B. Per esaminare allora la 

 differenza di potenziale tra il sale e la soluzione si formarono delle combi- 

 nazioni del tipo 



(a) Metallo | In | Sale | L 2 1 Metallo 



essendo Lj e L 2 due diverse soluzioni di quel sale e potendo il metallo 

 essere o il mercurio o il metallo del sale che si considera. È chiaro allora 

 che, se si conoscono le differenze di potenziale Metallo | Lj e Metallo | L 2 e la 

 forza elettromotrice della intera combinazione (a), resta determinata la 

 somma L x | Sale | L 2 , vale a dire che le differenze di potenziale cercate re- 

 stano determinate a coppie e non già singolarmente. 



È inutile spiegare come venisse preparata la disposizione precedente (a) ; 

 basti il dire che il cristallo del sale (scelto perfettamente omogeneo) era 

 tenuto fisso in un tubo di vetro mediante mastice di gomma lacca, e quindi 

 verniciato sulle due faccie con vernice isolante in guisa da lasciare scoperta 

 solo una piccola porzione delle faccie stesse. 



I sali cristallizzati, come è noto, si comportano quasi come isolanti, 

 vale a dire che il passaggio dell' elettricità attraverso ad essi avviene in mi- 

 sura tanto piccola, che è necessario ricorrere, come strumento indicatore, 

 all' elettrometro. Usando V elettrometro a quadranti, è facile rendersi conto 

 che il sale dà luogo a un passaggio di elettricità sufficiente per permettere 

 misure sicure. A tale scopo si dispose la seguente combinazione: 



Elettrometro-Metallo | L x | Sale | In | Metallo-Pila Clark-Terra 



mettendo cioè a terra un polo della pila Clark (come pure una coppia di 

 quadranti dell' elettrometro) ; V indice luminoso dell' elettrometro si muoveva 

 lentamente, ma dopo un minuto o due assumeva la stessa posizione, come 

 quando, soppresse le sostanze intermediarie dello schema sopraesposto, era 

 posto direttamente in comunicazione coli' elettrometro un polo della Pila 

 Clark. Questo si verificò con cristalli di vari sali e con diverse forze elet- 

 tromotrici. 



Osserviamo ancora che, trattandosi di misurare differenze di potenziale 

 assai piccole, era necessario dare all'elettrometro una grande sensibilità; però, 

 anziché ravvicinare al massimo i due fili della sospensione bifilare, si tennero 

 questi a mediocre distanza e si caricò fortemente 1' ago con una pila secca 

 di molti elementi; in tal guisa la posizione di zero dello strumento era 



