— 37 — 



diatamente allontanate dalla leva n, collegata all' àncora dell' elettro-cala- 

 mita E mediante il tirante /, e non possono più tornare indietro a causa 

 d' equilibrio instabile in cui si mantiene appositamente 1' asse di rotazione o, 

 bilicato in modo conveniente dal contrappeso W. L' orologio sismoscopico, che 

 si pone in marcia allo scattare del meccanismo della grande velocità, viene 

 poi utilizzato per far agire ad ogni minuto una suoneria elettrica, destinata 

 a chiamare a qualsiasi distanza 1' osservatore presso lo strumento ; e ciò me- 

 diante l' immersione, ad ogni rivoluzione, della sfera dei minuti secondi in 

 un' apposita vaschetta di mercurio isolata. L' altro asse poi di rotazione o 

 che si vede un po' al di sotto dell'asse o, porta due piccole appendici, il 

 cui ufficio è di sollevare, quando occorra, gli aghi che scrivono sulla carta 

 affumicata Z\ specie quando si debba rimpiazzare quest' ultima con altra già 

 pronta. Infine, al di fuori della vetrina che protegge lo strumento, sta un 

 interruttore che serve ad interrompere la corrente elettrica, che soprassiede 

 allo scatto della grande velocità, ogni qual volta la vetrina deve essere aperta 

 per qualsiasi ragione. Questi pochi cenni, uniti alle considerazioni che ebbi 

 già occasione di fare nell' altra mia Nota sopra citata, varranno, spero, a 

 dare un' idea concreta dello strumento e del suo modo di funzionare. 



Questo microsismometrografo, che fu costruito sul principio del 1899 

 grazie ai mezzi concessimi dal eli. prof. Tacchini, allora direttore dell' Uff. 

 Centr. di Met. e Geodinamica, è stato in azione nei sotterranei del Collegio 

 Komano per quasi un intero anno(') ed ha già dato prova della sensibilità 

 che si attendeva dal medesimo ; dappoiché raramente si è verificato che non 

 abbia registrato più o meno distintamente tutti i terremoti d' origine lon- 

 tana, indicati non solo dai delicatissimi microsismografi Vicentini, ma dagli 

 stessi pendoli orizzontali a registrazione fotografica. Di più, sebbene il pi- 

 lastro su cui è fissato 1' apparato registratore si trovasse a circa quattro metri 

 sotto il piano stradale ed il punto di sospensione del pendolo a soli dieci 

 metri dalla massa, attaccato ad una volta reale d' un locale a pianterreno che 

 corrisponde dalla parte del cortile del solidissimo edificio del Collegio Ko- 

 mano, pur tuttavia in certi speciali giorni di perturbazione atmosferica lo 

 strumento mostrava, anche per intere giornate, un' agitazione continua, com- 

 portandosi come un vero troni ometro ; e non è da tacere che l' intero appa- 

 rato era protetto dall' agitazione dell' aria da speciale custodia. Inoltre la po- 

 sizione del pendolo cambiava assai sensibilmente dal giorno alla notte per 

 effetto, senza dubbio, delle variazioni di temperatura nei muri; e ciò anzi 

 rendeva assai difficile di mantenere, per molte ore di seguito, una distanza 

 piccolissima tra le punte di platino, destinate ad iniziare, col loro contatto, 



(') E stato smontato e ripulito nel marzo di quest'anno per essere inviato, insieme 

 ad altri strumenti sismici dell' Uff. Centr. di Met. e Geod., all'Esposizione mondiale di 

 Parigi, nel riparto del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Comm. italiano. Il costruttore ne 

 è stato, sotto la mia direzione, il sig. L. Fascianelli, meccanico del detto Ufficio. 



