— 38 — 



il movimento della carta affumicata. Bastava poi camminare sopra il tavolato, 

 costruito appositamente attorno al pilastro senza toccarlo, per vedere entrare 

 in sensibilissima oscillazione gli stili scriventi. Infine, lo strumento non man- 

 cava d' accusare il passaggio dei carri sulla strada, ad una distanza d' una 

 quindicina di metri, specialmente quando 1' ingrandimento era sul principio 

 da 1 a 100; ragione precipua per cui la moltiplicazione fu ridotta ad un 

 valore quasi metà. Malgrado dunque la registrazione degli stili sopra due re- 

 gistratori indipendenti, ciò che deve far ritenere questo microsismometrografo 

 come due strumenti distinti che utilizzano la stessa massa, la sensibilità era 

 soddisfacentissima, tenuto conto della forte moltiplicazione e del raddoppia- 

 mento degli attriti nella parte scrivente. 



Certo, questa sensibilità non può sostenere il confronto specialmente con 

 quella, veramente straordinaria, degli ultimi modelli di microsismografo, 

 costruiti con tanto zelo e competenza dal prof. Vicentini, nei quali pur non 

 rinunciandosi a masse non meno ragguardevoli, s' è continuato ad adottare, 

 per le varie leve, dimensioni e pesi addirittura insignificanti. Ma chiunque 

 abbia avuto occasione di vedere da vicino un microsismografo, o per lo meno 

 di studiarne la costruzione ne' suoi particolari, non potrà a meno di con- 

 cludere, pur ammirando l' abilità dell' inventore, che piuttosto che con un 

 vero sismografo s' ha da fare con un sismoscopio estremamente sensibile, il 

 quale non può fornire di ben sicuro che il principio e la fine d'una per- 

 turbazione sismica ed il periodo delle sole oscillazioni lente del suolo in 

 occasione di terremoti lontani. I movimenti piuttosto rapidi del terreno sono 

 in esso difficili ad essere misurati, a causa della lunghezza troppo piccola 

 del pendolo ; e quand' anche detta lunghezza fosse notevolmente aumentata, 

 la stessa difficoltà rimarrebbe insoluta per la velocità insufficiente di scorri- 

 mento della zona di carta, fosse pure di 120 cm all'ora, quale è stata ulti- 

 mamente adottata dal Vicentini. 



Come poi assai distesamente ha mostrato il Laudi ('), la disposizione 

 e le dimensioni delle varie leve del microsismografo Vicentini sono tali da 

 produrre enormi deformazioni nei sismogrammi che si ottengono in occasione 

 di scossette un po' sensibili; e non è a dire quando ciò renda tante volte 

 più difficile la retta interpretazione dei tracciati e tanto più lungo e penoso 

 il lavoro per l' analisi del moto effettivo del suolo ( 2 ). È per 1' appunto allo 

 scopo di voler diminuire in gran parte tali inconvenienti, pur essendo disposto 

 a sacrificare in cambio un po' di sensibilità del mio strumento, che nel 

 medesimo io ho espressamente adottato leve orizzontali relativamente lunghe 



( x ) Alcune considerazioni sopra un Microsismografo a due componenti. Rivista Scien- 

 tifica di G. Vimercati. Anno XXX, aprile 1898, pag. 92. 



( 2 ) La Memoria del dott. Gnesotto dal titolo: Sull'impiego del microsismografo a 

 due componenti ecc. (Atti del E. Istit. Veneto di se, lett. ed arti. T. LVII, 1898-99, 

 pag. 289) la quale s' occupa precisamente delle varie correzioni da apportare alle indica- 



