— 89 — 



metro. A parte quindi l' incomodo derivante dalla lunghezza del tubo solare, 

 resta sempre 1' incertezza della esatta determinazione del foro relativo. 



Si è dunque preferito costruire un piccolo apparecchio o fotometro ce- 

 leste, facilmente trasportabile, e che permette di osservare rapidamente. Esso 

 è rappresentato nella fig. 1. Due tubi T\ e T% sono destinati ad essere ri- 

 volti rispettivamente contro il sole e il cielo. Essi sono fissati rigidamente 

 a due cilindri cavi d e C 2 - Questi cilindri sono coassiali, e C 2 può girare 

 rispetto a Ci, ed essere fissato in qualunque posizione per mezzo delle viti R. 

 Il cilindro C 2 porta un terzo tubo T 3 , che serve come tubo oculare. Il tubo ]\ 

 è fornito, alla sua estremità, di una piccola lente L a corto fuoco davanti 

 a cui si trova un diaframma con un foro di circa 1,5 mm. di diametro. La luce 

 diffusa dalla lente L viene a cadere, successivamente indebolita, su due vetri 

 smerigliati V. Con questo artifìcio, la illuminazione del secondo vetro smeri- 

 gliato, che è quello che poi si osserva, è molto più uniforme. Uno spec- 

 chio Si la rinvia nella direzione del tubo T 3 . Il tubo T s non porta lente, 

 ma, costruito a libera apertura, ha un diaframma ad iride Z), che serve a 

 regolare 1' intensità della luce cadente sui due vetri smerigliati che il tubo 

 porta a simiglianza di T x . Un secondo specchio S 2 , provvisto di un foro cen- 

 trale, rinvia in parte la luce proveniente da T 2 verso T 3 . Mediante una 

 snodatura sferica E, si può inclinare comunque l'apparecchio. Questo istru- 

 mento permette dunque di poter puntare col tubo Ti il sole, e con T 2 qual- 

 siasi altro punto del cielo. L'occhio, per mezzo del tubo oculare, vede allora 

 una corona circolare azzurra illuminata dal cielo, e nel centro di essa una 

 macchia ellittica rossastra o bianca, prodotta dal sole. Si regola 1' apertura 

 del diaframma D in guisa, che le intensità delle due luci siano sensibilmente 

 eguali. Fotometri già conosciuti utilizzano il ripiego di adoperare specchi 

 forati, pel passaggio di una delle luci da confrontare. 



L' istrumento descritto deve essere graduato. Per ogni indicazione del 

 diaframma a iride, occorre sapere qual sia il rapporto tra l' intensità lumi- 

 nosa del" sole ed un' eguale superficie angolare di cielo (32' circa). Si potrebbe 

 procedere alla graduazione del fotometro, confrontandolo con l'apparecchio a 

 tubi suggerito dal Kelvin, e di cui si è detto in principio di questa Nota. 

 Ma questa operazione sarebbe alquanto incerta, avendosi in entrambi gli appa- 

 recchi l'inconveniente di dover paragonare luci di diversa tinta. È invece 

 più preciso procedere al campionamento, con un metodo più indiretto, ser- 

 vendosi di sorgenti luminose artificiali, di ben determinata intensità. 



Queste sorgenti si possono scegliere in seguito alle seguenti considera- 

 zioni. La lente a corto fuoco del fotometro sia rappresentata da L (fig. 2). 

 Il primo vetrj smerigliato da S. 11 diametro della lente e dello schermo S 

 sono all' incirca eguali, e la distanza L S è uguale a parecchie volte la 

 distanza focale di L. Una sorgente luminosa di una certa estensione, che 

 rappresenta il sole, sia situata simmetricamente rispetto all' asse ottico del 



