— 172 — 



grafica poiché è sopra tutto necessario in queste ricerche tener esatto conto 

 dell'orientazione ottica dei granuli che si esaminano. Il semplice procedi- 

 mento suggerito dal Becke ( l ), usando di un diaframma ad iride posto sopra 

 il polarizzatore del microscopio, semplifica notevolmente il metodo indicato 

 dal prof. Schroeder van der Kolk per riconoscere se la rifrazione di un dato 

 granulo è superiore o inferiore a quella del liquido che si impiega. 



Fra i liquidi a indici di rifrazione opportuno, sono senza dubbio alcune 

 essenze quelle che convengono maggiormente per le nostre ricerche, ed esse 

 sono in modo speciale raccomandabili pel fatto che il loro indice di rifra- 

 zione non muta per un periodo di tempo sufficientemente lungo, se conser- 

 vate in vasi ben chiusi e fuori dall'azione diretta della luce. A questo pro- 

 posito, di ogni essenza impiegata ho ripetuto più volte la determinazione 

 degli indici di rifrazione mediante un prisma o un refrattometro, a inter- 

 valli variabili da uno a tre e più mesi. Per talune, come ad esempio per 

 1" essenza di lavanda, di ginepro, di finocchio, di anice, le variazioni del- 

 l' indice di rifrazione ad una temperatura costante è trascurabile anche dopo 

 un intervallo di parecchi mesi. In altre, più facilmente alterabili, come V es- 

 senza di cannella, di mandorle amare ecc., dopo tre o quattro mesi la rifra- 

 zione cambia generalmente di poche unità nella terza decimale, variazioni 

 queste che non si possono trascurare per le nostre ricerche, rendendosi quindi 

 necessario il ripetere sovente la determinazione della rifrazione. È poi indi- 

 spensabile tenere esatto conto della temperatura, determinando all'uopo di 

 ogni essenza il coefficiente di temperatura. 



Questo, per le essenze usate e con sufficiente approssimazione pei nostri 

 scopi, lo possiamo ritenere eguale a 0.00045. 



Trascurando queste condizioni, si può essere condotti a errori non lievi, 

 specialmente se l'ambiente ove si lavora va soggetto a oscillazioni di tem- 

 peratura. 



Nella tabella seguente sono indicate le essenze impiegate, le massime 

 variazioni subite dal loro indice di rifrazione durante parecchi mesi, e il 

 coefficiente di temperatura determinato tra 8° e 31° centigr., temperature 

 che non si oltrepassano generalmente in un ambiente di laboratorio. Le os- 

 servazioni furono eseguite tanto col metodo della deviazione minima mediante 

 un prisma, quanto con un refrattometro Abbé-Pulfrich. Usando quest' ultimo 

 strumento è così rapida la determinazione dell'indice di rifrazione dei liquidi, 

 che, senza notevole perdita di tempo, si possono ripetere le misure a brevi 

 intervalli di tempo. 



f 1 ) Loc. cit. 



