— 200 — 



cui bracci sia attaccato il disco. Vediamo subito quale sensibilità deve avere 

 una bilancia, per poter servire all' esperienza. Consideriamo due dischi cir- 

 colari di raggio R, costituiti da due metalli la cui differenza di potenziale 

 sia v. Se essi vengono portati alla distanza d, piccola di fronte ad R, si at- 

 tirano con la forza: 



y 2 R 2 



(1) P 



Sci 2 



Supponiamo ora che v sia uguale a circa 1 volt (V300 di Un. Elettrost.), 

 come nel caso di una coppia zinco-oro; e che R=l cm- Se d = 0,l cm., 

 si ha : 



1 1 



8 • (300) 2 - (0,1 ) 2 7200 



dine. 



Se d = 0,05 , p = -r^—r ; e se d = 0,01 , p "= ^ . Ora sperimental- 



loOO / a 



mente è difficile portare due dischi di un centimetro di raggio, ad un decimo 

 di millimetro di distanza, senza che vengano in contatto ; si può al più ar- 

 rivare a 3 decimi, e operare sicuramente a 5 decimi. Si tratta dunque di 

 disporre di una bilancia, sensibile a frazioni di millesimo di milligrammo. 

 La bilancia adoperata per queste ricerche è stata costruita tenendo predente 

 lo scopo per cui essa doveva servire, e, quando la sua sensibilità è regolata 

 al massimo, le estremità dei suoi bracci si spostano di 1 mm. circa, per l ji a 

 di mg. Servendosi del metodo delle frange d' interferenza, è possibile apprez- 

 zare comodamente il decimo di micron circa, per cui la forza agente si può 

 valutare sino al centomillesimo di milligrammo. Una così grande sensibilità 

 dell'apparecchio, è stata ottenuta costruendo il giogo della bilancia molto 

 leggero e piccolo. La piccolezza contribuisce specialmente a dare una asso- 

 luta stabilità alla posizione di riposo, quando non intervengano perturbazioni 

 termometriche. L' apparecchio è stato costruito per essere adattato alla parte 

 ottica del dilatometro di Abbe, costruito dalla casa Zeiss di Jena, che, come 

 è noto, utilizza il principio di Fizeau per lo studio della dilatazione dei solidi ('). 

 Una piastra metallica R (fig. 1) che costituisce il cielo dell' apparecchio, viene 

 rissata, per mezzo dell' imboccatura T, al posto del tubo che, nel dilatometro 

 Zeiss, contiene nella sua parte inferiore il corpo di cui si studia il coefficiente 



(') Per intendere la descrizione di queste esperienze occorre ben conoscere il dila- 

 tometro costruito dalla casa Zeiss e il suo maneggio. Vedi: Zeitsch. tur Istrumentenkunde ; 

 Weber das Abbe- Fizeau' 'sche Dilatometer v. Dr. C. Pulfrich, 1893 v. 13, pag. 364. La 

 costruzione della bilancia è stata eseguita, su miei disegni, dal sig. E. Squarzanti mec- 

 canico dell'Istituto fisico di Roma. 



