— 202 — 



comunicazioni metalliche con esso. Quando con le viti del tavolino K si sono 

 resi i due dischi di ottone dorato e di zinco vicini e sensibilmente paralleli, 

 se ne può cambiare la distanza dal di fuori dell'apparecchio mediante un 

 dolce movimento della vite H che, lavorando sulla leva L fissata a cerniera 

 in C, abbassa od innalza tutto il sostegno K. Un dettaglio molto importante 

 dell' apparecchio, è quello indicato sotto la parte destra del giogo. Se questo 

 fosse semplicemente costruito come si è detto, le sue oscillazioni stentereb- 

 bero a smorzarsi, e qualsiasi perturbazione prodotta sia da scosse meccaniche, 

 sia dai movimenti della vite H, farebbe risentire il suo effetto per molto 

 tempo. A tale inconveniente si è rimediato fornendo la bilancia di un freno 

 pneumatico P p P. Un vaso cilindrico P è fissato rigidamente, per mezzo di 

 un piccolo braccio, all'intelaiatura D dell'apparecchio. Nel suo interno si 

 trova un altro cilindro metallico, alquanto più piccolo e capovolto rispetto al 

 primo. Esso è portato, mediante un appoggio su coltello di acciaio tempe- 

 rato, dal braccio destro del giogo G. Per mezzo delle viti di correzione in- 

 dicate nel disegno si può regolare la posizione del recipiente P in guisa, che esso 

 non tocchi p. In conseguenza dell' attrito dell' aria sulle pareti di P e p, quando 

 il giogo venga rimosso dalla sua posizione di riposo, vi ritorna lentamente 

 senza alcuna oscillazione. Due piccole masse pesanti 31, m, mobili su viti, 

 servono a cambiare rispettivamente la sensibilità e la posizione di riposo 

 della bilancia. Nella figura è altresì indicato il congegno per l' arresto e pel 

 sollevamento del giogo, che si intende senz'altro. Una scatola con pareti di 

 vetro (non indicata in figura) che appoggia col suo orlo superiore sul battente 

 della piastra R, serve a proteggere tutto l'apparecchio dalle correnti d'aria. 

 Dall' esterno della scatola si può molto delicatamente mutare la posizione 

 di riposo del giogo, servendosi di un magnete mosso a vite (non indicato 

 nel disegno), di cui un polo agisce sull' estremo di acciaio F del giogo. Per 

 servirsi dell'apparecchio, occorre, dopo averlo fissato alla parte ottica del 

 dilatometro Zeiss, rendere quasi parallele e possibilmente vicine, la faccia 

 inferiore di V e la superiore di v. A questa operazione, che è affatto eguale 

 a quella che si deve fare in un apparecchio di interferenza qualsiasi, si pro- 

 cede osservando attraverso il tubo T e con un cannocchiale, le due imma- 

 gini di una fessura situata in vicinanza dell' occhio dell' osservatore, riflesse 

 dalle due facce predette. Lavorando con le sei viti di sostegno di V e di v 

 e con la massa m, si fa in modo che esse quasi coincidano. Ciò fatto, l' ap- 

 parecchio è pronto per la osservazione delle frange di interferenza mediante 

 la parte ottica del dilatometro Zeiss. In questo apparato, la luce, che, per 

 riflessione sui due piani di vetro quasi paralleli, dà luogo alla formazione 

 delle frange di interferenza, è generata da un tubo Geissler riempito di idro- 

 geno e vapori di mercurio. Le frange, relative ad ogni linea degli spettri di 

 questi due gas, possono essere osservate separatamente, in virtù dell' uso di 

 un sistema di prismi che, per dispersione, scinde i vari colori. La moltepli- 



