— 261 — 



Fisica. — Descrizione d'un apparecchio per la determinazione 

 della densità e della massa di quantità minime di un solido. 

 Nota di G-. Guglielmo, presentata dal Socio Blaserna. 



La determinazione della densità di un solido colla bilancia idrostatica 

 consta di due operazioni che sono suscettibili di un grado di precisione molto 

 diverso: la pesata del corpo nell'aria, che colle solite bilancie di precisione 

 dà facilmente il peso esatto fino al decimo di milligrammo e la pesata del 

 corpo nell'acqua, nella quale l'errore può facilmente superare il mezzo milli- 

 grammo. In questa pesata la bilancia non oscilla regolarmente, dopo due o 

 tre oscillazioni si ferma, e la posizione d'equilibrio che si deduce da esse, 

 ed anche quella ove si ferma l' indice, cambiano colla grandezza ed il senso 

 della deviazione iniziale, e non di rado anche quando questa è immutata; 

 la tensione superficiale dell' acqua attorno al filo di sospensione è uguale a 

 circa 2,5 mgr. se il diametro del filo è di 0,1 mm., e le sue variazioni, che 

 è difficile evitare completamente, possono causare un errore molto maggiore 

 di quello indicato per il limite di precisione. Usando il metodo della boccetta, 

 si evita questa causa d'errore ma se ne introducono altre dello stesso ordine 

 di grandezza, derivanti dalla pressione con cui si colloca il tappo smerigliato, 

 e dalla quantità variabile ed evaporabile dell'acqua interposta fra le superficie 

 smerigliate. 



Siccome poi questi errori influiscono sul peso dell'acqua spostata, ossia 

 sulla differenza dei pesi del solido nell' aria e nell'acqua, e che questa diffe- 

 renza per quasi tutti i metalli e per moltissimi minerali è molto più piccola 

 dei singoli pesi suddetti, appare chiaro che 1' errore relativo che ne risulta è 

 molto grande se il peso del solido è piccolo, e può rendere il valore ottenuto 

 per la densità affatto illusorio se questo peso è di pochi milligrammi. 



Si può ottenere il peso apparente del solido nell'acqua senza le suddette 

 cause d'errore, ed anzi con una precisione maggiore di quella che si ottiene 

 colle migliori bilancie per il peso nell' aria, quando si faccia uso dell' areo- 

 metro ad immersione totale ed inclinazione variabile, descritto in una Nota 

 precedente (Rend. Acc. Lincei, 1900, 1° semestre). Esso consta essenzial- 

 mente d'un areometro colla massa assimmetrica, il quale immerso comple- 

 tamente in un liquido ed appoggiato con una estremità, ripiegata ad angolo 

 retto, sopra un piano orizzontale se esso tende ad andare a fondo, oppure 

 sotto e contro di questo piano se tende a venire a galla, s' inclina più o 

 meno secondo il peso, le dimensioni, la forma dell' areometro e la densità 

 del liquido. Collocando il solido in modo opportuno all'estremità libera del- 

 Rkndiconti. 1900, Voi. IX, 2° Sem. 35 



