— 262 — 



l'areometro, oppure ad una distanza nota dall'asse d' inclinazione, osservando 

 la deviazione che ne risulta, potremo determinare il peso del solido nell'acqua 

 sia paragonando tale deviazione con quella che produce un peso noto, sia 

 determinando qnal peso noto occorre per produrre un' uguale deviazione in 

 condizioni identiche, e potremo quindi calcolare nel modo solito la densità 

 cercata. 



In tal modo non solo si evita l'errore causato dalla tensione superficiale 

 del liquido, ma altresì quello proveniente dall' attrito che è sensibile anche 

 nelle migliori bilancie e che in questo areometro è inapprezzabile. Una 

 causa d'errore non lieve si ha bensì nella variazione della spinta del liquido 

 e quindi dell' inclinazione dell' areometro quando varia la temperatura, ma 

 la durata della determinazione è così breve che, nelle condizioni ordinarie, 

 anche se il recipiente si trova esposto all' aria libera senza nessuna difesa 

 che rallenti le suddette variazioni, si possono ottenere valori esattissimi ese- 

 guendo determinazioni successive e alternate col solido e coi pesi noti. 



Il peso del solido nell'aria può essere determinato colle solite bilancie 

 di precisione; se però esso è molto piccolo, p. es. di pochi milligrammi, l'errore 

 possibile di 0,1 mgr. è già così grande relativamente alla differenza dei pesi 

 nell' acqua e nell'aria, da rendere in gran parte inutile la precisione che si 

 raggiunge nelle determinazioni del peso nell'acqua coll'areometro. Giova allora 

 determinare la densità senza far uso della bilancia, col solo areometro, e 

 quindi con tutta la precisione di cui esso è suscettibile, determinando il peso 

 apparente del solido in due liquidi di densità molto diverse e note. (Si po- 

 trebbe anche ottenere il peso nell'aria pesando coll'areometro a immersione 

 totale una boccettina a tappo ben smerigliato, prima vuota e poi col solido, 

 ma s'incorrerebbe in cause d'errore simili a quelle già accennate per 1' uso 

 della boccetta nell'aria). 



Se x e D sono la massa e la densità del solido e p , p' i pesi appa- 

 renti del medesimo nei liquidi di densità i e V, sarà: 



V 



D-*«-«jL(V-->) * = ^ 

 p — p D — 7) 



Se Ti = 1 e se 7)' — ^ = 2 ciò che si ottiene facilmente con una miscela 

 di bromuro d'etilene con poco liquido meno denso, sarà D — 1 =p:(p — p'), 

 ossia la densità diminuità di 1 si ottiene col calcolo simile a quello che dà 

 la densità nel modo solito. Se però il solido fosse molto denso e quindi 

 p — p molto piccolo, sarebbe utile per accrescere il suo valore e diminuire 

 così l'errore relativo di usare due liquidi aventi densità molto diverse p. es. 

 benzina, o etere di petrolio e bromoformio, oppure ioduro d'etilene; in questi 

 ultimi liquidi il vetro galleggia e quindi l'areometro dovrà contenere molta 



