— 265 — 



siano pure perfettamente piane le superfìci della parete del recipiente, se si 

 osserva attraverso di essa, perchè altrimenti l' immagine della scala può subire 

 deformazioni causando un errore sensibile nel valore della deviazione osservata. 



È anche da notare che sebbene i numeri che si leggono nell' immagine 

 della scala diano la tangente della deviazione del raggio riflesso e rifratto, 

 gli spostamenti che si osservano sono uguali in lunghezza al seno di tale 

 deviazione, poiché l' immagine è vista obliquamente e la distanza fra due 

 divisioni successive diminuisce quando cresce la deviazione, e diventa zero 

 per la deviazione di 90°, ciò di cui è utile tener conto nel calcolo della 

 sensibilità. 



Questi areometri si possono costruire molto facilmente, e la loro forma 

 non ha molta influenza sul loro modo di funzionare; quelli da me usati si 

 componevano d'una bolla sferica di vetro, munita da un lato di un tubo od 

 asta sottile e graduata più o meno lunga, e dall'altro delle punte d'appoggio. 

 Affinchè il piano verticale nel quale l'areometro devia sia alquanto stabile, 

 è utile di far appoggiare l'areometro secondo una linea perpendicolare al suo 

 asse, oppure, per facilitare la costruzione, sopra due punte che terminino su 

 tale linea. A tale scopo, alla bolla suddetta era saldata un'astina di vetro di 

 circa 1 mm. di diametro avente la forma di T colle estremità trasversali 

 affilate, arrotondate per fusione e ripiegate perpendicolarmente al suo piano, 

 dalla stessa parte; talvolta queste due punte su cui appoggiava l'areometro 

 trovavansi all'altra estiemità dell'asta graduata, e la bolla trovavasi all'estre- 

 mità libera di essa asta. 



Queste due punte poggiavano sopra una striscia di vetro da specchi, che 

 trovavasi nell' interno del recipiente, adiacente alla parete, a metà altezza, 

 col suo piano orizzontale ed era appesa all'orlo del recipiente mediante due 

 fili o due striscie d'ottone. 



Siccome l'areometro sdrucciola giù facilmente dalla striscia piana, feci 

 la prova d'una striscia cilindrica ottenuta tagliando col carbone, secondo due 

 generatrici, un tubo di vetro di circa 1 cm. di diametro, ma l' inclinazione 

 dell'areometro variava alquanto quando si spostavano le punte d'appoggio su 

 di essa striscia, e quindi mi parve preferibile l'uso della striscia piana. Se 

 l'areometro tende ad andare a galla, le punte suddette dovranno trovarsi al 

 disotto della striscia di vetro contro la quale sono premute dalla spinta del 

 liquido. 



Gli areometri da me usati avevano di solito la bolla di pochi centimetri 

 cubi, e l'asta lunga da 5 a 35 cm. e del diametro da 1 a 4 mm. ; feci anche 

 uso di areometri aventi bolle di oltre due decimetri cubi, ma non per la deter- 

 minazione delle densità. Gli areometri con asta lunga hanno parecchi vantaggi : 

 con un unico peso spostato lungo l'asta si ha una grande varietà di momenti; 

 l'errore relativo causato da uno spostamento dei pesi o da un errore nell'ap- 

 prezzamento della loro posizione, è minore quando essi si trovano alla estre- 



