— 266 — 



mità d'una lunga asta; con un peso piccolo, ma collocato all'estremità dell'asta, 

 si può ottenere una deviazione grande in grazia del lungo braccio di leva ; 

 finalmente l'asta serve come un lungo indice, gli spostamenti della sua estre- 

 mità libera per 1° di deviazione sono relativamente molto grandi, ed osser- 

 vandoli con un microscopio si può ottenere una sensibilità e una precisione 

 grandissima. Essi presentano anche vari inconvenienti ; richiedono un recipiente 

 grande apposito ; sono molto lenti nelle indicazioni ; le correnti che facilmente 

 si formano in seno ad una grande massa di liquido fanno oscillare lentamente 

 l'areometro e riesce difficile accertare con certezza la sua posizione media ; 

 finalmente se la bolla si trova all' estremità libera dell' areometro, quando 

 questo devia, essa è trasportata in istrati di profondità molto diversa che pos- 

 sono avere temperatura e densità differenti. Diminuiscono questi inconvenienti 

 quando la bolla è collocata presso i punti d' appoggio, quando è piccola, e 

 quando l'asta è molto sottile ; inoltre collocando nel recipiente due lastre di 

 vetro a modo di tramezzi ai due lati dell'areometro ed una inclinata al disotto, 

 si può impedire che le correnti del liquido giungano all'areometro. 



Tuttavia gli areometri lunghi complessivamente 7 o 10 cm. colla bolla 

 vicina alle punte d'appoggio mi son parsi più comodi ed anche più precisi; 

 essi oscillano rapidamente, assumono rapidamente la posizione d'equilibrio 

 nella quale si mantengono immobili se il recipiente è piccolo; anche collo- 

 cati nel recipiente grande che serviva per gli areometri lunghi, sebbene oscil- 

 lassero per l'azione delle correnti del liquido, le oscillazioni essendo più 

 rapide e meno ampie, riusciva più facile apprezzarne la posizione media; 

 impedendo l' azione delle correnti con tramezzi o collocando il recipiente 

 piccolo entro il grande, questo agisce come un bagno che a causa della grande 

 massa di liquido, varia di temperatura molto lentamente. 



La sensibilità di questi areometri si può accrescere quanto si vuole, solle- 

 vando il centro di gravità ; a tale uopo talvolta collocavo nel loro interno alcuni 

 pallini di piombo e un po' di cera, e fondendo questa, potevo spostare i pallini, 

 che rimanevano fissati al consolidarsi della cera, cercando d'ottenere la sen- 

 sibilità desiderata. Più spesso ho usato per lo stesso scopo una disposizione 

 provvisoria ma molto comoda; ho fissato sopra o sotto l'areometro, mediante 

 ceralacca, un filo di piombo verticale spesso circa 2 mm., ed accorciando questo 

 filo, piegandolo verso i punti d' appoggio o in senso opposto, verso l' alto o 

 verso il basso, oppure lateralmente, potevo regolare il peso dell' areometro, 

 ottenere che stesse in equilibrio in direzione orizzontale, che avesse la voluta 

 sensibilità, e finalmente che il centro di gravità si trovasse nel piano d' incli- 

 nazione. Se quest'ultima condizione non si verifica, può avvenire che l'areo- 

 metro appoggi su una sola punta, e facilmente si rovescia ruotando attorno al 

 proprio asse. Invece del filo di piombo, che facilmente si stacca, potrebbe 

 usarsi una molla ad U, che per mezzo di raccordi mobili in forma di mezza 

 luna stringesse l'asta dell'areometro. 



