— 267 — 



Questo modo di aumentare la sensibilità rende l'areometro tanto più lento 

 quanto maggiore è la sensibilità, e se questa è molto grande può inoltre 

 diventare apprezzabile l'errore causato dalla maggior densità degli strati più 

 profondi; perciò sarà utile, per quanto è possibile, aumentare la sensibilità 

 anche coi mezzi ottici, sebbene anche questi possano esser soggetti a varie 

 cause d'errore. 



Una cura speciale è necessaria nel collocare sull' areometro il solido di 

 cui si cerca la densità ed i pesi noti equivalenti, perchè variazioni anche 

 invisibili della loro posizione possono causare differenze non piccole della de- 

 viazione che essi producono ; per evitare questa grave causa d' errore ho usato 

 due disposizioni, una più semplice adatta per solidi di forma piuttosto rego- 

 lare e non pesanti più di 1 cgr., l' altra più complicata ma che serve per 

 solidi di peso e forma qualsiasi. 



Nel primo caso ho usato una striscia di lamina sottile d' ottone, lunga circa 

 1 cm., larga 4 mm., piegata longitudinalmente ad angolo retto e fissata con 

 ceralacca presso 1' estremità dell' areometro, colla cavità rivolta verso 1' alto 

 e colla costola orizzontale e perpendicolare all' asta ; afferrando con una pin- 

 zetta il solido minuscolo, immergendolo nell' acqua e lasciandolo cadere da 

 poca distanza entro la scanalatura formata nel modo ora indicato, esso vi as- 

 sumeva una posizione tale che il suo centro di gravità si trovava sulla co- 

 stola. Se però il solido aveva forma di lamina, esso s' adattava contro 1' una 

 o l' altra delle faccie della scanalatura producendo nei due casi deviazioni 

 un po' diverse, di cui occorreva prender la media, oppure occorreva apprez- 

 zare la distanza orizzontale del punto medio della laminetta della costola e 

 calcolare 1' errore che ne derivava. I pesi noti erano di filo di platino, diritti, 

 ma coli' estremità ripiegata ad anello; li collocavo nel modo indicato per gli 

 altri solidi, e li toglievo con un uncino che infilavo nell' anello suddetto. Se il 

 centro di gravità del solido o dei pesi noti si avvicinava o allontanava di 

 0,1 mm. dai punti fìssi, se il loro peso era di 10 mgr. ne risultava 1' er- 

 rore di 0,01 mgr. X 10 cm. abbastanza piccolo. 



Quest' errore invece diventerebbe notevole se il peso fosse di parecchi 

 decigrammi, e per evitarlo si deve ricorrere alla seguente disposizione, che 

 serve anche pei solidi polverulenti. 



Dopo molte prove con tubi d' assaggio e piattelli fissati o appesi all'e- 

 stremità libera dell' areometro, trovai comodo per la collocazione dei pesi e 

 molto giovevole all' esattezza l' uso di un piattello galleggiante, cioè fissato 

 alla sommità d' una bolla galleggiante e convenientemente zavorrata perchè 

 non si capovolgesse, oppure formato colla stessa bolla fusa alla sommità ed adat- 

 tata mentre era fusa contro un corpo tondeggiante, in modo che in essa si for- 

 masse una cavità a modo di piattello. All' estremità inferiore di questa bolla 

 era legato un filo di bozzolo che sosteneva un doppio anello di filo d' ottone 

 nel quale entravano le due estremità d' un coltello fissato all' areometro col 



