— 268 — 



taglio rivolto ìd basso ; invece <T un coltello, usai sempre una laminetta sot- 

 tile ma rigida, col piano verticale, lunga circa 1 cm., larga 3 mm. 



L' areometro era regolato in modo che senza piattello stesse in equilibrio 

 in direzione press' a poco orizzontale, e che avesse la sensibilità desiderata ; 

 adattandovi il piattello galleggiante, caricavo questo con pesi noti finché af- 

 fondasse e l'areometro si disponesse orizzontalmente, quindi collocavo sul 

 piattello il solido di cui cercavo il peso apparente e toglievo pesi noti in 

 modo da ottenere l' inclinazione di prima o una inclinazione poco diversa, se 

 era nota la deviazione prodotta da un peso noto. In questo modo V areometro 

 ed il piattello essendo, ciascuno da sè, molto vicini all' equilibrio, la forza 

 che agisce sul coltello è molto piccola, ed un piccolo spostamento del suo 

 punto d' applicazione, causato da una imperfezione anche grossolana del col- 

 tello, non produce effetto sensibile. Come pesi noti maggiori si possono usare 

 le frazioni di grammo, di platino, delle bilance di precisione, correggendoli 

 per 1' effetto della spinta, e come pesi noti minori, sono più comodi cavalieri 

 di filo sottile di platino, che si possono collocare e spostare sull' asta del- 

 l' areometro divisa in 100 parti uguali dai punti di appoggio al coltello 

 suddetto. 



Neil' eseguire questa determinazione è utile avere pronti : 1° alcuni fili 

 metallici rigidi, assottigliati e ripiegati ad angolo retto ad una estremità e 

 muniti all' altra estremità di un piccol manico, occorrenti per collocare e 

 spostare i cavalieri; 2° una o più palette di lamina metallica sottile colla 

 pala orizzontale e il manico verticale, per sollevare i pesi che non di rado 

 cascano in fondo al recipiente; 3° una pinzetta a punte diritte, un'altra a 

 punte ricurve, entrambe con punte sottili e ben combacianti. 



È utile altresì disporre due ostacoli che limitino la deviazione dell'areo- 

 metro in entrambi i sensi, altrimenti se l'areometro s'abbassa troppo, sdruc- 

 ciola dal sostegno su cui appoggia, e se s' innalza troppo non solo esso sdruc- 

 ciola dal sostegno, ma altresì il piattello viene a galla ed i piccoli pesi navi- 

 gano alla superfìcie del liquido ; conviene perciò specialmente che il piattello 

 galleggiante sia trattenuto sempre al disotto di questa superficie. Grli ostacoli 

 opportuni possono essere foggiati e disposti in vario modo; io mi servii di 

 grossi fili d'ottone ripiegati in forma d'U quadro, appesi o fissati colle estre- 

 mità all' orlo del recipiente ; collocavo prima uno di questi fili, poi V areo- 

 metro, poi l' altro filo in modo che l' asta dell' areometro sollevandosi o abbas- 

 sandosi troppo andasse ad urtare contro il tratto orizzontale dell' uno e del- 

 l' altro filo. 



Ho eseguito molte serie di determinazioni della densità di vari solidi 

 pesanti da 2,5 mgr. a 0,2357 gr., determinandone il peso nell'aria colla 

 bilancia, ed il peso nell'acqua coll'areometro, per sostituzione con pesi noti 

 equivalenti. Lo spazio concesso per la presente Nota non mi consente di ri- 



