— 309 — 



tuttavia prudente di non prendere per tutto oro le indicazioni fornite dai me- 

 desimi ; poiché non mancavano ragioni per sospettare che buona parte delle 

 oscillazioni dei pendoli fossero dovute unicamente al vento, come facevano 

 intravedere varie osservazioni fatte espressamente a tale scopo ('). Se non 

 che una dimostrazione rigorosa e lampante dell' influenza del vento è stata 

 sempre un po' difficile, a causa della mancanza di registrazione fotografica 

 nei tromometri, la quale avrebbe permesso di seguire per molti giorni suc- 

 cessivi l' andamento, tanto di giorno che di notte, delle oscillazioni tromome- 

 triche e porle così a riscontro con la forza del vento. 



In uno studio sopra i terremoti di Zante del L893 ( 2 ), anche io ebbi 

 occasione d' occuparmi della questione e non potei fare a meno dal restare 

 più convinto che mai che il tromometro può risentire realmente, ed in grande 

 misura, l' influenza del vento. A questa conclusione giunsi mettendo a riscontro 

 le medie diurne dei moti tromometrici con quelle della velocità del vento 

 durante cinque mesi di seguito e per gli Osservatori di Catania, Mineo, Rocca 

 di Papa, Firenze e Spinea di Mestre, ne' quali appunto l' installazione del 

 tromometro si poteva ritenere accuratissima e fatta con tutte le norme richie- 

 ste per siffatto delicatissimo strumento. E questa mia convinzione s' è oggi 

 ancor più raffermata, dopo che ho avuta occasione di dirigere, fin dall' agosto 

 del 1899, 1' osservatorio geodinamico di Rocca di Papa, nel quale dalle os- 

 servazioni fatte per più di un anno sugli stessi tromometri, colà impiantati 

 dal compianto prof. M. S. de Rossi, è risultato indubbiamente che i mede- 

 simi risentono l' influenza del vento, quantunque sospesi alla colonna centrale 

 del pilastro sismico che, come si sa, è costruito sulla roccia viva e rimane 

 distaccato dai muri del fabbricato. Tanto è vero che esistendo nel detto os- 

 servatorio anche parecchi tromometri a contatto elettrico, e che io ho uti- 

 lizzati quali altrettanti sismoscopì, bisogna aver la cautela, quando il tempo 

 volge al cattivo, di renderli meno sensibili coli' accrescere la distanza tra i 

 contatti in platino, se non vuoisi che siffatta specie di sismoscopì funzionino 

 troppo spesso e facciano scaricare inutilmente altri apparecchi ad essi elet- 

 tricamente rilegati. 



Un bello esempio dell' influenza che il vento può esercitare anche sui tro- 

 mometri dell'Osservatorio di Rocca di Papa, è quello che si ebbe il 21 ottobre 



(!) Tra i vari autori che hanno cercato di dimostrare l'influenza del vento sui tro- 

 mometri, mi piace di citare il Milne, il Fouqué, il Tacchini, il Kiccò, il Cancani, l'Od- 

 done. Ma ritengo doveroso di ricordare anche il compianto P. Monte, il quale già da un 

 quarto di secolo emetteva seri dubbi sull'attendibilità delle indicazioni tromometriche in 

 numerose ed interessanti pubblicazioni. 



( 2 ) A. Issel e G. Agamennone, Intorno ai fenomeni sismici osservati nell'isola di 

 Zante durante il 1893, capo IV: Correlazione tra i recenti parossismi sismici di Zante 

 ed i contemporanei fenomeni geodinamici d'Italia; Annali dell'Uff. centr. met. e geodi- 

 namico ital., serie 2 a , voi. XV, parte l a , 1893, pag. 65. 



