— 310 — 



decorso, in occasione d' una rilevante perturbazione atmosferica che cominciata 

 la mattina, s' accrebbe ancor più nel pomeriggio, tanto da assumere le pro- 

 porzioni d' un piccolo uragano. La pressione atmosferica principiò a diminuire 

 fin dalle 23 h del 20 ottobre e raggiunse il minimo di 688 mm (altitudine 

 di 760 metri) alle 16 h 36 m del 21, provocando nel barografo Richard un ab- 

 bassamento di ben 8 mm nell'intervallo di 18 ore, e poi risalì d'altrettanto 

 in meno di 12 ore ('). Intorno alle 16 h V 2 l'impeto del vento, che soffiava 

 con frequentissime raffiche dal sud-ovest, era tale da portar via qualche em- 

 brice dai tetti, da abbattere qualche stecconata malferma e da schiantare 

 qualche piccolo albero. Ed è appunto intorno a detta ora che si mostrarono 

 maggiormente perturbati i più delicati strumenti registratori dell' Osserva- 

 torio, quali la coppia dei pendoli orizzontali Cancani, da me resi assai più 

 sensibili che per V innanzi, il sismometrografo Agamennone a doppia velocità 

 ed il microsismografo Vicentini ( 2 ). Ma è bene che io insista sulla circo- 

 stanza che tutti questi strumenti erano attaccati ai muri dell' edificio invece 

 che al pilastro sismico isolato, per essere quest'ultimo inadatto, per la sua 

 forma, a riceverli, come già ebbi occasione di porre in rilievo sulla fine 

 d' altra mia Nota precedente ( 3 ). 



Malgrado le rilevanti tracce lasciate da questi strumenti in tutta la gior- 

 nata e specialmente nel pomeriggio, pure la loro perturbazione sarebbe parsa 

 scusabile appunto per la loro poco buona installazione. Ma non può dirsi 

 altrettanto pel tromometro registratore lungo 3 m V» , impiantato proprio sul 

 pilastro sismico il quale, sebbene fosse già considerevole la distanza nei con- 

 tatti elettrici, oscillò tanto da far contatto e fece per conseguenza scattare 

 il fotocronografo, da cui s' ebbe l'ora 20 h 19 m 7 S , ed il sismometrografo Bras- 

 sart a lastra affumicata, sulla quale gli stili tracciarono tre linee rette. Os- 



(!) La diminuzione della pressione avvenne assai irregolarmente e furono notevoli 

 due abbassamenti, quasi bruschi, di circa l mm nel barografo: l'uno poco prima delle 12 h , 

 l'altro pochi minuti prima del minimo, verificatosi alle 16 h 36 m . Il rialzo della pressione 

 avvenne, invece, più rapidamente e regolarmente. 



( 2 ) La massima ampiezza totale d'oscillazione in entrambi i pendoli orizzontali (l'uno 

 nord-sud, l'altro est-ovest) fu di ben l mm essendo da 13 a 14 secondi il periodo sem- 

 plice oscillatorio strumentale. Nel microsismografo Vicentini la componente est-ovest fu 

 assai più attiva in confronto dell'altra, e l'ampiezza totale del tracciato sorpassò di poco 

 il millimetro. L'ingrandimento degli stili era di 1 a 100 ed il periodo oscillatorio stru- 

 mentale era di circa l sl /i- Nel sismometrografo Agamennone, benché l'ingrandimento non 

 fosse che di 10 volte, la massima ampiezza del tracciato raggiunse mezzo millimetro. Il 

 periodo oscillatorio strumentale era di circa 2 S 1 / 3 . 



Dall'ispezione dei tracciati si concludeva trattarsi per tutti questi apparecchi di 

 oscillazioni puramente strumentali, le quali però si mostravano assai irregolari per gli 

 ultimi due, specialmente quando spesseggiavano i colpi di vento. 



( 3 ) II pendolo orizzontale nella sismometria, Rend. della E. Acc. dei Lincei, serie 5 a , 

 voi. IX, pag. 107; seduta del 18 febbraio 1900. 



