— 311 — 



servato immediatamente un altro consimile tromometro, ma a lettura diretta, 

 lo si trovò oscillare per ben 30 divisioni. 



Altro che negare l'influenza del vento sui tromometri, quantunque in- 

 stallati a perfezione! Se taluno obiettasse che anche i tromometri non pote- 

 vano non risentire l'influenza d'un vento così straordinariamente forte, qual'è 

 quello d' un uragano, v' è da rispondere però che, data 1' eccezionale oscilla- 

 zione di 30 divisioni in conseguenza del medesimo, non è affatto illogico, 

 anzi naturalissimo, il dedurre che anche con un vento assai minore possa 

 l'oscillazione tromometrica raggiungere poche divisioni, quali sono appunto 

 quelle che generalmente si osservano. 



È poi notevolissimo il fatto che mentre tutti gli strumenti registratori 

 sopranominati mostrarono una massima agitazione dalle 16 h alle 16 hl /2, il 

 contatto elettrico nel tromometro s' ebbe soltanto quattro ore dopo. Ciò di- 

 mostra il modo capriccioso di comportarsi dei tromometri nel risentire l' in- 

 fluenza del vento e fa cadere l' obbiezione sollevata le tante volte, che cioè 

 con vento impetuoso possa un tromometro ritrovarsi in quiete o quasi. Del 

 resto questo fatto era stato già dimostrato fino all' evidenza da alcuni foto- 

 grammi che si ebbero sul principio del 1891 dal mio tromometro fotografico, 

 installato in via di esperimento al Collegio Romano, come risulta da 

 una Nota pubblicata in questi stessi Rendiconti dal prof. P. Tacchini, 

 allora direttore del R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica ( ! ). 

 Nè vale il supporre che la perturbazione straordinaria, osservatasi nel tro- 

 mometro alle 20 h 1 / 4 , sia realmente dovuta al passaggio di onde sismiche, 

 provenienti da lontano terremoto, oppure da attribuirsi a movimenti micro- 

 sismici locali ; poiché da lunga esperienza è ormai assodato esser più facile 

 che siano registrati lievissimi movimenti sismici dai più delicati strumenti 

 registratori dell' Osservatorio, senza che si muovano percettibilmente i tro- 

 mometri, piuttosto che avvenga il contrario. Ed infatti verso le 20 h '/4 si 

 riscontra negli strumenti registratori sopra nominati soltanto la perturba- 

 zione, benché di molto diminuita, così caratteristica dei colpi di vento, che 

 di tanto in tanto si facevano ancora sentire e continuarono poi ad intervalli 

 per tutta la notte successiva. 



Questa notevolissima oscillazione verificatasi nel tromometro, in occa- 

 sione di forte vento, viene però ad insegnarci che assai probabilmente sa- 

 rebbero rimasti perturbati i più delicati apparecchi dell' Osservatorio, anche 

 nel caso che fossero stati impiantati sullo stesso pilastro sismico, invece che 

 fissati ai muri del fabbricato. Tutto ciò fa pensare quanto scrupolo deve 

 aversi nel!' installazione dei più sensibili apparecchi, se non vuoisi correre il 

 rischio di vederli con troppa frequenza ed intensità perturbati da cause eso- 



( l ) Dell'influenza del vento sopra il tromometro, Bend. della R. Acc. dei Lincei, 

 ser. 4 a , voi. VII, pag. 133, seduta del 1° febbraio 1891. 



Rendiconti. 1900, Voi. IX, 2° Sem. 42 



