— 312 — 



gene e di prendere qualche volta per una pertubazione sismica quella che 

 realmente non lo è. Non saranno quindi mai soverchie le precauzioni per 

 cercare di sottrarli ad ogni causa disturbatrice, beninteso per quanto sta in 

 nostro potere. Dico così, perchè da molti fatti finora conosciuti parrebbe im- 

 possibile il volerli totalmente sottrarre all' influenza che le variazioni e per- 

 turbazioni atmosferiche esercitano sulla scorza terrestre. In special modo il 

 regime dei venti può arrivare a porre in sensibile movimento gli strumenti, 

 sia che le variazioni della pressione atmosferica agiscano sulla regione stessa, 

 oppure in plaghe limitrofe, anche a distanze ragguardevoli, come già da 

 molti anni ebbe a far notare il Milne e sembrano dimostrare esperienze più 

 recenti. 



Un altro fatto sul quale mi piace d'insistere, si è che con i moderni 

 strumenti italiani, fondati sull'uso d'una grande massa, accoppiata ad un 

 sufficiente ingrandimento e ad una grande riduzione degli attriti, inerenti 

 alla registrazione meccanica, si sono fatti in pochi anni passi di giganti nel 

 sapere registrare movimenti addirittura microscopici del suolo e tali da sfug- 

 gire persino agli stessi tromometri, che pure anni indietro passavano per i 

 più delicati strumenti conosciuti e sembravano dover conservare per sempre 

 questa loro superiorità. Tutto ciò ha fatto sì che in Italia abbia incontrato 

 poco favore il tromometro fotografico, poiché dallo stesso, costruito come fu 

 primitivamente con una massa limitata, non si sarebbero ottenuti risultati 

 più notevoli di quelli che ora si hanno con i moderni strumenti a registra- 

 zione meccanica, i quali per di più funzionano con una spesa minore e richie- 

 dono una manipolazione ben più semplice. E per le stesse ragioni che hanno 

 perduto ai miei occhi talmente d'importanza le osservazioni tromometriche, 

 che si facevano per l' innanzi, a dati intervalli, all' Osservatorio di Rocca di 

 Papa, che le medesime sono oggi addirittura soppresse, salvo ad osservare 

 per curiosità il comportamento dei tromometri in occasioni speciali, soprat- 

 tutto quando si mostrano perturbati gli altri strumenti. Ed io in tutta co- 

 scienza mi permetto di consigliare gli altri Osservatori, che ancora seguitas- 

 sero ad osservare regolarmente i tromometri, a voler imitare il mio esempio 

 ed a dedicare a lavori più utili il tempo richiesto dalle osservazioni tromo- 

 metriche, specialmente se fatte su vasta scala, come appunto si praticava a 

 Rocca di Papa, dove si sono inutilmente accumulate parecchie migliaia di 

 osservazioni, eseguite a piccoli intervalli sopra numerosi tromometri di sva- 

 riate lunghezze. 



Termino col render noto come gli strumenti sismici di Rocca di Papa 

 siano stati perturbati il 10 giugno di quest' anno anche dalla caduta di un 

 fulmine sulla casa di abitazione del personale, attigua all' Osservatorio ('). 



(') Il fatto è tanto più notevole in quanto che sull'alto della torre dell'attiguo Os- 

 servatorio esisteva un parafulmine a cinque punte e rilegato a terra mediante cinque fili 

 di rame, separati alquanto tra loro e della sezione complessiva di 75 mm. a La distanza 



