— 313 — 



Al momento della forte scarica elettrica, fece contatto il sismoscopio Aga- 

 mennone a doppio effetto e per tal modo fece agire il fotocronografo, da cui 

 s'ebbe 14 h 56 m 33 sl /2 per l'istante del fenomeno, e pose in moto la lastra 

 affumicata del sismometrografo Brassart, sulla quale però i tre stili lascia- 

 rono tre linee rette. È curioso che di tanti altri sismoscopì di svariato ge- 

 nere nessun altro abbia funzionato. Di più, si trovò un piccolo forellino sulla 

 zona di carta del pendolo orizzontale nord-sud, dovuto senza dubbio ad una 

 scintilla d'induzione tra la pennina di pac forici, rilegata metallicamente al- 

 l' apparecchio, ed il tamburo in zinco, sul quale scorre la zona di carta. 

 Calcolata 1' ora corrispondente al forellino, si trovò 14 h 56 m 33 s . Subito dopo 

 il fulmine, il pendolo s' è messo ad oscillare lievissimamente per alcuni mi- 

 nuti. Neil' altro pendolo identico, ma oscillante in direzione est-ovest, e dove 

 la zona di carta scorreva, invece, sopra un tamburo di legno, la pennina si 

 sollevò e interuppe così la linea a 14 h 56 m 34 s 7 2 • 



Valga quest' esempio per mostrare come mediante tre apparecchi diversi 

 siasi ricavata quasi la stessa ora per un fenomeno istantaneo quale il ful- 

 mine, e ciò prova la fiducia che può riporsi nei dati orari forniti dai mo- 

 derni strumenti. 



orizzontale tra il punto colpito ed il parafulmine era di 18 metri e quella verticale d'una 

 diecina di metri ; tanto che stando alle classiche norme d'una volta per l'impianto dei 

 parafulmini, quel punto avrebbe dovuto esser protetto. Il fulmine si limitò a forare il pa- 

 rapetto in muratura d' una finestra, a piccola distanza da dove faceva capo un filo di ferro 

 zincato teso sul giardino, ed inoltre ne fracassò i vetri e volatilizzò alcuni fili di rame 

 che andavano ad un campanello elettrico, passando ad un paio di metri di distanza dalla 

 finestra colpita. 



Perchè un simile fatto non si avesse per l'avvenire a ripetere, ho fatto collocare 

 altri tre parafulmini a punte multiple: l'uno sulla casa stessa d'abitazione, gli altri due 

 ai due lati del prospetto principale dell' Osservatorio. E siccome la caduta del fulmine 

 fu provocata probabilmente dalla natura essenzialmente rocciosa del sottosuolo, che im- 

 pedisce una buona terra, così ho fatto rilegare tra loro tanto i tre nuovi parafulmini, 

 quanto quello già esistente, mediante un cordone di rame che cinge F intero fabbricato 

 e dal quale scendono a terra, oltre i cinque fili di rame sopra nominati, due cordoni 

 più grossi in punti assai distanti tra loro e dove la roccia era per lo meno alla pro- 

 fondità di un metro. Essendo poi i muri esterni dell'Osservatorio rivestiti di lastre di 

 ferro zincato, allo scopo di preservarli dalla pioggia e dalla grande umidità che regna 

 lassù, è stato naturale il collegarle bene tra loro e così pure con i fili ed i cordoni di 

 rame che scendono a terra. 



