Kohlrausch a 4 magneti deviatori (già usato dal Pacini a Sestola) ed il 

 magnetometro da viaggio del Palazzo stesso. 



L'uno ('), fondato come è noto, sul principio delle deviazioni, permette 

 di avere le variazioni relative di H assai rapidamente da punto a punto, 

 con l'applicazione della forinola semplificata : 

 H 2 — H, tg 5p 



H, 4 A 



(n, — fh) + a(ti — t t ) , 



ove n 2 — »i = differenza di lettura in parti di scala fornita dall'apparecchio 

 nelle due località corrispondenti ai valori H 2 ed H, dell'intensità orizzon- 

 tale; f = coefficiente costante di riduzione: t 2 e ti = temperature dei 

 4A 



magneti deflettenti nelle relative misure; ed a — coefficiente termico del- 

 l'apparecchio. L'altro poi ( 2 ), fondato sul principio delle oscillazioni, per- 

 mette di avere le variazioni relative di H con la massima precisione, nelle 

 stazioni ove le misure possano essere fatte con tutta tranquillità, applicando 

 l'altra formola: 



j i + («_f-2«) {u — u)\ 



H, \T 2 Ì 



y 



ove T 2 e Ti = durate d'oscillazione del magnete collimatore nelle due loca- 

 lità corrispondenti ad H 2 ed H, ; t t e t Y sono le relative temperature del 

 magnete ; a il coefficiente termico del magnete stesso ed a è il coefficiente 

 di dilatazione termica dell'acciaio = 0,000012. 



Con opportune misure preliminari eseguite di notte nel R. Ufficio Me- 

 teorologico, potei stabilire il valore dei coefficienti termici dei due apparecchi; 

 essi mi risultarono rispettivamente eguali a 0,000724 e 0,00046. Mi portai 

 quindi sulla via Appia antica e sulla Farnesina avendo ben cura di fissare 

 i punti di osservazione in modo da poterli ritrovare con precisione, e di usare 

 gli strumenti sempre allo stesso modo, cioè sullo stesso treppiede, e sempre 

 all' incirca alla stessa altezza dal suolo, presa] però abbastanza grande, sì da 

 poter eliminare la maggior parte delle perturbazioni, prodotte dalle roccie 

 più particolarmente dotate di punti distinti (altezza = m. 1,20-1,25 pel 

 magnete rispetto al suolo). I risultati di queste mie misure saranno pub- 

 blicati per disteso, prossimamente in una Memoria degli Annali dell' Ufficio 

 di Meteorologia; qui mi limito a riportarne le tabelle numeriche e le con- 

 clusioni principali ( 3 ). 



(M F. Kohlrausch, Gesammelte Abhandlunyen, voi. I, pag. 491 e segg. 



( 2 ) L. Palazzo, Un piccolo magnetometro da viaggio per lo studio delle perturba- 

 zioni magnetiche locali (Ann. Uff. centr. met .., voi XV, parte I, pag. 315, 1893). 



( 8 ) La Memoria che pubblicherò in seguito, è uno studio abbastanza completo sul- 

 l'argomento, e perciò conterrà un breve resoconto di tutte le monografie ed articoli scritti 

 finora sulle anomalie magnetiche italiane e specialmente laziali, un rapido riassunto delle 

 teorie matematiche relative, un cenno critico sugli strumenti più atti per questo genere 

 di studio, con particolari considerazioni sugli apparecchi da me usati, ed uno schema 

 di classificazione dei tipi più importanti d'anomalie. Infine in due tavole verrà anche rap- 

 presentato graficamente il rilevamento delle zone della via Appia antica su cui ho fatto 

 le misure. 



