— 439 — 



Fisica. — Una nuova determinazione della costante della 

 legge ài Stefan-Boltzmann (*). Nota della dott. ssa Marta Kaha- 

 nowicz, presentata dal Corrisp. M. Cantone. 



Intrapresi questa ricerca, perchè il metodo prometteva qualche vantaggio 

 rispetto a quelli fin'ora adoperati nelle varie determinazioni della costante 

 suddetta. Il fatto che non si sia ancora riuscito a verificare sperimental- 

 mente la legge stessa di Stefan-Boltzmann, poiché in ogni serie di esperienze 

 eseguite dai diversi sperimentatori si è sempre riscontrata una dipendenza 

 sistematica dei valori di a dalla temperatura, dalla distanza e dalle dimen- 

 sioni delle aree raggianti, come anche la circostanza non insignificante che 

 i valori medii di o - sono stati dedotti dai varii sperimentatori da valori abba- 

 stanza discordanti, crea dei dubbi intorno al buon funzionamento tanto dei 

 ricevitori integrali adoperati, quanto dei radiatori messi in prova. 



Come apparecchi più perfetti si presentano il bolometro di Kurlbaum ( 2 ), 

 e la pila Paschen, modificata da Gerlach ( '), perchè in essi i due processi 

 — il radiometrico e l'elettrico — avvengono in condizioni identiche, risul- 

 tando la medesima lamina ricevitrice sede dell'assorbimento dell'energia 

 raggiante e della produzione dell'energia elettrica, il che assicura la condi- 

 zione che per la compensazione vi sia una spesa di energia uguale a quella 

 da compensare, condizione non raggiunta rigorosamente in nessun altro rice- 

 vitore integrale. L'apparecchio di Gerlach presenta però l' inconveniente che 

 non si realizza con esso un regime stabile per il funzionamento del sistema 

 termometrico, essendo difficile ammettere che la posizione della pila affac- 

 ciata colle saldature alla lamina ricevitrice e tenuta da essa a distanza 

 mantenga inalterata la sua posizione rispetto alla lamina, onde risultano con- 

 dizioni non stazionarie per la trasmissione del calore. D'altronde la piccola 

 prontezza dell'apparecchio, il quale richiede un tempo di esposizione di 2 mi- 

 nuti, mentre col bolometro di Kurlbaum si raggiunge l'equilibrio dopo 20 

 o 30 secondi, fa temere che nasca un'azione "efficace anche da parte degli 

 schermi esterni. Perciò questo metodo non è il più adatto per l'uso di un 

 ricevitore del tipo termoelettrico. Condizioni certamente migliori si realiz- 

 zano col ricevitore integrale di Amerio ( 4 ), nel quale la saldatura della coppia 

 termoelettrica è applicata direttamente sulla lamina ricevitrice, raggiungen- 



( l ) Lavoro eseguito nell'Istituto di Fisica sperimentale della R. Università di Napoli. 

 (') Wied. Ann. 46, 1892, pag. 204; Wied. Ann. 65, 1898, pag. 746. 

 C) Ann. d. Phys. 38, 1912, pag. 1. 



(*) Memorie della R. Accademia dei Lincei, serie 5 a , voi. X, fascicolo 9, pag. 337. 

 V. anche Corso di Fisica sperimentale del prof. M. Cantone, voi. Ili, pag. 429. 



Rendiconti. 1917, Voi. XXVI, 1° Sem. 57 



