— 441 — 



nel centro una coppia termoelettrica ferro-nichel. Il sistema è racchiuso in 

 un involucro sferico di ottone, con argentatura elettrolitica all' interno , di 

 cm. 12 di diametro esterno e di cm. 10 di diametro interno. La finestra 

 rettangolare praticata nell' involucro in corrispondenza alla lamina, risulta 

 tanto in larghezza (cm. 0,335), che in lunghezza (cm. 1,410) un poco più 

 piccola della lamina, onde il fascio, che proviene da altra finestra presso a 

 poco della stessa area a distanza di cm. 35, o di cm. 56, colpisce integral- 

 mente la lamina interna annerita. Con questo ci avviciniamo, più che nelle 

 ricerche degli altri sperimentatori, ad una radiazione normale, e si realizza 

 inoltre la condizione di un'apertura assai piccola rispetto alla superficie 

 interna dell'involucro, condizione che si verifica in modo ben grossolano in 

 molti ricevitori usati con una certa pretesa di grande rigore. D'altra parte 

 si può essere sicuri che le grosse pareti dell'involucro conservano una tem- 

 peratura uniforme e quasi costante, poiché la quantità di calore che viene 

 da esse assorbita nel breve tempo di azione dell'involucro è talmente pic- 

 cola da non produrre una sensibile variazione di temperatura. 



Assumendo per il potere assorbente del nerofumo 0,96 e per il potere 

 riflettente dell'argento 0,95, si deduce per il potere assorbente (') del nostro 

 ricevitore 0,998, donde segue che anche in condizioni molto sfavorevoli l'energia 

 viene assorbita da questo ricevitore quasi totalmente, avendosi una perdita 

 di solo 0,2%- In condizioni più favorevoli, cioè nell'ipotesi che il potere 

 assorbente del nerofumo sia 0,98, si avrebbe la perdita di solo 0,1 %. Si 

 vede pertanto che il ricevitore da me usato, pur non essendo di grande sen- 

 sibilità rispetto alle temperature relativamente basse della sorgente, presenta 

 qualche vantaggio sugli altri messi in opera nelle varie ricerche per la de- 

 terminazione di o\ in quanto che un fascio sensibilmente cilindrico penetra nel 

 ricevitore, dove è assorbito quasi per intero, e determina nella saldatura 

 attaccata alla laminetta un effetto termico nello stesso modo che col pas- 

 saggio della corrente fornita dall'accumulatore nel tempo brevissimo (30 se- 

 condi) necessario a raggiungere il regime stazionario. 



Il ricevitore era chiuso in una scatola di latta R seguita da uno schermo 

 riflettente D abbastanza grande; e lo sportellino s, manovrabile per trasmis- 

 sione a distanza, serviva per intercettare la radiazione negli intervalli di 

 riposo. 



Come si cennò, per il radiatore si fece uso di una piccola area raggiante; 

 e si cercò di ottenere nel miglior modo possibile l'uniformità di temperatura 

 nella regione da cui direttamente emanava il fascio penetrante nel ricevitore. 

 Si ricorse a tale scopo ad un forno elettrico modello Heraeus, di 60 cm. di 

 lunghezza, alla cui estremità anteriore fu applicato uno schermo S a sca- 

 tola con circolazione di acqua, ed avente un'apertura rettangolare interna 



(!) V. Amerio, lue. cit., pag. 337. 



